398 



Hans Stierlin. 



den früheren Versuchen. Sie stieg aber nie über 6 Min.; die Strah- 

 lungskorrektur betrug gewöhnlich etwa 57oo der Gesamtwärme; sie 

 stieg in einem einzigen Falle auf 11 7oo. 



Nimmt man an, dass die Strahlungskorrektur auf 107o ihres 

 Wertes genau sich berechnen lässt, was mit Sicherheit möglich ist,. 



Fig. 2. 



Thermoeffifient' 



-flnsoU z.fluFnafime 



-JjolationshOHe 



Querzdü»del 



-Rührer des snnern C^i. 

 -Führer c/9s au&^ern C&/' 



Gesamtgewicht des Doppelcalorimeters: 26,290 ^r. 

 Wasserwert „ „ 2,052 „ 



so ist ein Fehler, durch die Strahlung verursacht, immer kleiner als^ 

 die angestrebte Genauigkeitsgrenze ca. 3 "Zoo der Gesamtwärme. Dass 

 auch der Fehler, der etwa durch Entweichen von erwärmter Luft aus- 

 dem inneren Calorimeter entstehen könnte, unter die Grenze der ge- 

 wünschten Genauigkeit der Messungen fällt, soll durch folgende Über- 

 legung erwiesen werden. 



Die Zeit zwischen Einwurf des erhitzten Körpers und Verschliessen 

 des äusseren Calorimeters betrug höchstens eine Sekunde. Während 

 dieser Zeit konnte ein merklicher Verlust nicht eintreten. Nachher 

 aber konnte erhitzte Luft nur langsam unter den Rändern des zwar 

 leicht konstruierten, aber möglichst gut schliessenden Deckels ab- 

 fliessen, und war so gezwungen, längere Zeit mit den Wänden des 

 inneren Calorimeters in Berührung zu bleiben, und dort den Haupt- 

 teil der aufgenommenen Wärme wieder abzugeben. Jedenfalls aber 



