Einige physikalische Eigenschaften des gegossenen Quarzes. 399 



war ein Einströmen von kalter Ersatzluft ausgeschlossen. Nehmen 

 wir an, dass bei einer Versuchsanfangstemperatur von 900 ** die Luft 

 im inneren Calorimeter in der Nähe des heissen Quarzstückes auf 

 900" erhitzt werde, dass sie in Q aufsteigend mit einer Temperatur 

 von 100°, was sicher zu hoch gegriffen ist, beim Deckel ankommt. 

 Die mittlere Temperatur im inneren Luftraum wäre also gestiegen 

 von 20° auf ca. 500°; das Volumen der Luft wäre dadurch auf 

 den 2V2fachen früheren Betrag ausgedehnt worden, und es müssten 

 also V^ der früher vorhandenen Luft abfliessen. 



Nun beträgt der Inhalt des inneren Calorimeters ca. 35 cm^, ent- 

 hält also bei Zimmertemperatur 35 • 1,2 mgr. = 42 mgr. Luft. Davon 

 fliessen ab Vs oder 25 mgr., und zwar bei 100°. Hierdurch gehen 

 für die Beobachtung verloren: 25 • 0,25 • 80 = 500 mgr. Calorien. 



Da die bei der Versuchstemperatur 900° ins Calorimeter ein- 

 geführte Wärmemenge (siehe unten) über 800 gr. Calorien betrug, fällt 

 der Fehler, der infolge Wärmetransportes durch abfliessende Luft ent- 

 steht, ebenfalls unter die Grenze der verlangten Genauigkeit. 



Herr Brunner^), der im Physik -Laboratorium der Universität 

 Zürich die spezifischen Wärmen von Calcium und Magnesium unter- 

 suchte, hat unmittelbar nach meinen Messungen mit einem ähnlichen 

 Doppelcalorimeter gearbeitet. Eitie ganz analoge Berechnung ergibt, 

 dass auch bei seinen Versuchen der Fehler, entstehend durch Wärme- 

 verlust beim Entweichen von erhitzter Luft, kleiner wie l°/oo aus- 

 fällt, dass also der Einwurf der Rezension'), es könnte in einem 

 solchen Wärmeverlust eine erhebliche Fehlerquelle liegen, unbe- 

 gründet ist. 



Kühl- und Heizapparate. 



Als Anfangstemperaturen wählte ich für meine Versuche 

 ca. — 80°, + 100°, 200°, 300°, . . . 900°. 



Die Temperatur — 80° wurde hergestellt mittelst eines Ge- 

 misches von fester Kohlensäure und Äther in einem Gefäss , wie es 

 Fig. 3 zeigt. 



Bei diesen Versuchen ist hauptsächlich dafür Soi'ge zu tragen, 

 dass während der Abkühlung keine Spur von Wasser, resp. Eis sich 

 auf dem Quarz niederschlagen kann, weil sonst die ganze Schmelz- 

 wärme dieses Eises nachher dem Calorimeter entnommen wird, was 

 die spezifische Wärme des untersuchten Körpers zu gross ausfallen 



*) R. Brunner, Die Abhängigkeit der spezifischen Wärme des festen Calciums 

 und Magnesiums von der Temperatur. Inaug. Diss., Zürich 19üö. 



*) Annalen der Physik, h. 19U7, Beiblätter (Dr. H. Alt, München). 



