Einige physikalische Eigenschaften des gegossenen Quarzes. 40S 



dem so bestimmten Druck wurde nach der Tabelle von Wiebe, 

 Braunschweig 1894, in Rechnung gebracht.^) 



200": Hier wurde ein Richter Hg Thermometer, bis 360" zeigend, 

 verwendet. Das kurze Hg Gefäss desselben wurde ganz an das Quarz- 

 bündel herangebracht, um den Fehler wegen der schlechten Tempera- 

 turverteilung im elektrischen Ofen möglichst klein zu machen. Die 

 Ablesestelle fiel bei dieser Lage noch ins Innere des Ofens; es musste 

 also das Thermometer zur Ablesung etwas herausgezogen werden. 

 Damit während der möglichst rasch besorgten Ablesung das Hg Ge- 

 fäss sich nicht wesentlich abkühlen konnte, war es mit einer dicken 

 Asbestschicht umwickelt. Wegen des ziemlich raschen Abfalls der 

 Temperatur von der Mitte des Ofens gegen die Enden musste an 

 der Ablesung des Thermometers eine Fadenkorrektur angebracht 

 werden. Diese wurde nach einer speziell für diesen Zweck vor- 

 genommenen Bestimmung der Temperaturverteilung im Ofen ab- 

 schnittweise berechnet, die Summe der gefundenen Korrekturen zur 

 Ablesung addiert und die so verbesserte Ablesung nach dem Prüfungs- 

 schein der P. T. Reichsanstalt korrigiert. 



Alle höheren Anfangstemperaturen wurden mit einem Thermo- 

 element aus Platin -Platinrhodium von Heraus, Hanau, gemessen.-) 

 Für dieses Thermoelement sind die elektromotorischen Kräfte ent- 

 sprechend den Temperaturen der Lötstellen 0" einerseits und 250"^ 

 300" etc. bis 1300" andererseits durch Vergleichung mit den Angaben 

 des Luftthermometers bestimmt.^) Das eine Ende dieses Thermo- 

 elementes war so in den elektrischen Ofen eingeführt, dass die hart- 

 gelötete Verbindungsstelle beider Drähte an das Quarzbündel zu liegen 

 kam; zur Isolation der beiden Drähte voneinander war der eine bis 

 zur Lötstelle durch ein Tonpfeifenrohr gezogen. Das andere Ende 

 (Verbindung des Pt- und des Pt i^/?- Drahtes mit den kupfernen Zu- 

 leitungen) stak in einer unten geschlossenen Glasröhre, die durch 

 Einstellen in einen grossen, mit Schabeis gefüllten Trichter auf 0" 

 gehalten wurde. Das Thermoelement war in Serie geschaltet mit 

 einem Siemens'schen Drehspulengalvanometer von der Empfindlichkeit 

 ca. 1,8 -10^ , einem Neusilber-Vorschaltwiderstand und einem Aus- 

 schalter; der Gesamtwiderstand der Leitung betrug 1470 ü. Der 

 Widerstand des Thermoelements (ca. 1,6 ü) und also auch seine 

 Änderung konnten bei diesem grossen Gesaratwiderstande vernach- 

 lässigt werden. Zur Aichung des Galvanometers wurden dessen Zu- 

 leitungsdrähte an zwei Punkte eines sehr grossen (Min, 9000 -ß) 



') Kohh-ausch, Praktische Physik, 9. Aufl., pag. 583. 



2) Vgl. Adler, Spezifische Wärme des Chroms. Diss. Zürich 190^2. Pag. 3G-41- 



»} Drudes Annalen II. 1900. pag. .520. 



