404 



Hans Stierlin. 



Widerstandes angelegt, durch den der von einem Clarkelement ge- 

 lieferte Strom floss. 



Sollte z. B. die Aichung für die Temperatur 500" vorgenommen 

 werden, wobei laut Angabe der Reichsanstalt die EMK des Thermo- 

 elementes 4,145 Millivolt beträgt, so berechnete sich der einzuschaltende 

 Widerstand R nach der Formel : 



War die elektromotorische Kraft E des Clarkelementes für die 

 momentan in demselben bestehende Temperatur E = 1,4272 und 

 wurden für W^ 30 .ß gewählt, so ergab sich für R der Widerstand 

 10780 ß. Je am Anfang 



und Schluss einer bei der Galuanometerluj^ 



nämlichen Temperatur ^^ ^-^Thermoelement 



ausgeführten Vei'suchs- 

 reihe wurde das Galvano- 

 meter für die beiden ein- 

 schliessenden Tempera- 

 turpunkte geaicht ; also 

 z. B. je für 500" und 550'' 

 als die Versuche bei der 

 Anfangstemperatur etwas 

 über 500** vorgenommen 

 wurden. 



Der vom Clarkelement gelieferte Strom blieb bei diesen Aichungen 

 nur möglichst kurze Zeit geschlossen, nämlich etwa 35 Sekunden, in 

 welcher Zeit das Galvanometergehänge zur Ruhe kam. Von Zeit zu 

 Zeit wurde die EMK des gebrauchten Elementes mit derjenigen 

 -eines andern, ruhenden, verglichen. Ein Spannungsabfall konnte bis 

 auf l%o genau nicht konstatiert werden.^) 



Fig. 6. 



Clarh-Element 



b) Temperaturdifferenzen im Calorimeter. 



Um den verschiedenen Schwierigkeiten und Fehlerquellen, welche 

 die Temperaturmessung im Calorimeter mittelst Quecksilberthermo- 

 metern mit sich bringt, aus dem Wege zu gehen, wurde auch hier ein 

 Thermoelement verwendet. Die Vorteile dieser Methode sind folgende: 

 sehr geringer Wasserwert der thermometrischen Vorrichtung, keine 



') Auch bei der zitierten Arbeit des Herrn Brunner, der für seine Aichungen 

 das nämhche Clarkelement bei gleicher Schaltung und ähnlich grossen Vorschalt- 

 widei'ständen verwendete , dürfte eine hikonstanz der Vergleichsspannung ausge- 

 :Schlossen gewesen sein. 



