Einige physikalische Eigenschaften des gegossenen Quarzes. 405> 



Fadenkorrektur, keine Unterbrechung des Rührens, bequeme Ablesung: 

 an einem vom Calorimeter genügend weit entfernten Standpunkt. 



Das hier verwendete Thermoelement bestand aus 0,2 mm dicken, 

 ca. 2 m langen, doppelt mit Seide isolierten Konstanten und Eisen- 

 drähten, deren Enden zur Vermeidung des Röstens mit Zink verlötet 

 waren. Die eine Lötstelle wurde während der Versuche in ein dünnes, 

 an der Innenwand des Calorimeters befestigtes Cn-Röhrchen gesteckt; 

 die andere Lötstelle blieb dauernd inmitten eines thermisch gut ge- 

 schützten Wasserbades von ca. 15 1 Inhält, dessen Temperaturgang 

 mittelst eines Beckmannschen Thermometers verfolgt wurde, das 

 seinerseits nach dein bei den weiter unten beschriebenen Aichungen 

 verwendeten Baudin-Thermometer geaicht war. Der i^e-Draht war 

 in der Mitte entzwei geschnitten; die beiden Teile mündeten in zwei 

 dünnwandige, unten geschlossene, mit Hg gefüllte R-öhrchen, die neben- 

 einandergebunden in einem grösseren Quecksilbergefäss standen. 

 Von diesen beiden Röhrchen aus gingen dickere Kupferleitungen nach 

 einem zweiten, ohne Widerstand geschalteten Drehspulengalvanometer 

 der oben beschriebenen Art. Diese Anordnung verhinderte das Auf- 

 treten von Temperaturunterschieden zwischen den beiden Verbindungs- 

 stellen des Thermoelementes mit den C?*- Leitungen. Der Aus- 

 schlag, der in diesem Galvanometer entsteht, ist nun aber abhängig 

 nicht nur von der Temperaturdifferenz der beiden Lötstellen, der 

 Empfindlichkeit des Galvanometers und dem Gesamtwiderstand, son- 

 dern auch: 1. von der Änderung des Gesamtwiderstandes; 2. von der 

 absoluten Temperatur der einen Lötstelle; 3. von etwa an Kontakt- 

 punkten auftretenden fremden Thermospannungen. Es war wünsch- 

 bar, die Temperaturänderungen im Calorimeter auf V'ioo" sicher be- 

 stimmen zu können. Da dieser Temperaturdifferenz der beiden Löt- 

 stellen eine EMK von ca. 5.10 ~ ' Volt entspricht, ist leicht ersichtlich, 

 dass die oben erwähnten äusseren Einflüsse sich in erheblichem Masse 

 bemerkbar machen und also berücksichtigt werden müssen. Ein voll- 

 ständiges Ausschalten derselben schien mir unmöglich; ebenso die 

 Berechnung oder Schätzung eines Korrekturgliedes. Eine Aichung 

 mittelst bekannter elektromotorischer Kraft und Abzweigung, wie sie 

 beim Pt- Ft- ÄA-Thermoelement ausgeführt wurde, war daher hier 

 ausgeschlossen. Ich half mir schliesslich so, dass ich durch dicke 

 Isolationsschichten eine zeitlich rasche Änderung dieser äusseren, 

 hauptsächlich thermischen Einflüsse verhinderte. Zu diesem Zwecke 

 wurden alle Leitungsdrähte durch Kautschukschläuche gezogen, alle 

 Kontaktstellen und das ganze Galvanometer in viel Watte eingewickelt. 

 Unmittelbar vor und nach jedem Versuch wurde dann geaicht, indem 

 die sonst im Calorimeter befindliche Lötstelle in Wasserbäder ge- 



