406 Hans Stierlin. 



bracht wurde von ungefähr Anfangstemperatur und ungefähr End- 

 temperatur, die beim Versuch im Calorimeter eintraten. Als Tem- 

 peratur dieser Wasserbäder wurde das korrigierte Mittel aus zehn 

 hintereinander an einem Baudin-Therniometer gemachten Ablesungen 

 eingesetzt. Abwechselnd mit diesen Temperaturablesungen wurden 

 zehn Ablesungen des Galvanometerausschlages vorgenommen und das 

 Mittel derselben als Mass der Temperaturdifferenz beider Lötstellen 

 verwendet. Schliesslich wurden je die zwei entsprechenden Aichungs- 

 punkte, wie sie vor und nach dem Hauptversuch gefunden wurden, 

 durch Mittelnahme zusammengefasst und aus ihnen und den während 

 des Versuches gemachten Galvanometerablesungen die Temperatur- 

 änderung im Calorimeter berechnet. Das eben erwähnte Baudin- 

 Thermometer umfasst den Temperaturbereich 0—30*^ und ist in ^jifP 

 eingeteilt. Diese Skalenteile messen noch ca. 1 mm; die Ablesungen 

 wurden mit einer Zeiss-Lupe gemacht; es konnten also mit Leichtig- 

 keit die Vioo" geschätzt werden. Das Thermometer zeigt laut bei- 

 gelegtem Aichungsschein bei 0*^ den Fehler — 0,04, seine Kalibrie- 

 rung ist bis auf hundertstel Grade richtig. 



Wie man sieht, wurde die Temperaturmessung im Calorimeter 

 im Grunde genommen mit diesem Baudin-Thermometer ausgeführt. 

 Doch hat der Umweg via Thermoelement vor der direkten Anwendung 

 des ^<7- Thermometers u. a. den Vorteil einer wesentlich grösseren 

 Genauigkeit. Der Ausschlag pro 1 ^ betrug bei meinen Versuchs- 

 anordnungen ca 110 Skalenteile. Zur Aichung können Thermometer 

 beliebig grosser Empfindlichkeit verwendet werden; bei direkten 

 Messungen sind sehr empfindliche Thermometer wegen ihres grossen 

 Wasserwertes und eventuell auch wegen ihrer Form ausgeschlossen. 

 Ferner kann jede einzelne Ablesung des Thermometers während der 

 Aichung mit aller Ruhe und Genauigkeit gemacht, die Fadenkorrektur 

 kann ganz vermieden oder auf ein Minimum beschränkt werden; all 

 dies ist kaum möglich, wenn das Thermometer dem raschen Tem- 

 peraturgang im Versuchscalorimeter folgen soll. 



Die Versuche und deren Berechnung. 



Nach dem Gesagten ist zur Illustration des Verlaufes eines Ver- 

 suches nur noch folgendes anzuführen: der Quarz blieb vor jedem 

 Versuche mindestens 1 V2 Stunden im Heizapparat; als Anfangs- 

 temperatur wurde die Ablesung im Moment des Einwurfs in Rech- 

 nung gebracht. Die Temperaturbestimmungen im Calorimeter er- 

 folgten unter gleichmässigem Rühren von 10 zu 10 Sek.; sie begannen 

 10 solcher Zeiteinheiten vor dem Einwurf und schlössen 10 Zeit- 



