Notizen. W\ 



Rhein. Der Vortragende gedenkt, seine Untersuchungen noch 

 weiter fortzusetzen. 



An der darauf folgenden Discussion betheiligen sich die 

 Herren Baltzer, Hermann, Abeljanz, Keller, Schoch. 



3) Herr Professor Hermann demonstrirte hierauf ein 

 neues, höchst empfindliches Spiegel-Galvanometer, welches in 

 Zürich gearbeitet ist. Der Dämpfer ist in seinen Dimensionen 

 möglichst reduzirt, ohne seiner Wirkung Abbruch zu thun, 

 um mit den Windungen dem Magneten möglichst nahe kommen 

 zu können. Dies wurde dadurch erreicht, dass der Dämpfer 

 auch an den Seiten durch dicke Kupferwände geschlossen und 

 die Richtung des Magnetrings durch einen Kupfercylinder 

 nahezu ausgefüllt ist, so dass der Magnet in einer engen, 

 ganz geschlossenen ringförmigen Kammer schwingt. Hie- 

 durch erreicht man bei viel kleinerem Durchmesser und klei- 

 nerer Axendimension dasselbe Decrement wie bei der älteren 

 Wiedemann'schen Form, zu welcher Christiani vor Kurzem zu- 

 rückgekehrt ist. Das Gewinde bildet eine einzige Spule, wel- 

 che den Dämpfer enthält, und hat die aus theoretischer Be- 

 trachtung sich ergebenden günstigsten Dimensionsverhältnisse. 

 Magnetring, Stäbchen, Spiegel und Fassung sind ungemein 

 leicht gearbeitet, und wiegen zusammen nur 0,9 Gramm. Die 

 äussere Einrichtung des Apparats ist in Folge des Verzichts 

 auf Rollenverschiebung eine wesentlich andere geworden als 

 früher. 



E. Sitzung vom 8. März 1880. 



1) Herr Bibliothekar Dr. Homer legt folgende seit der 

 letzten Sitzung neu eingegangenen Bücher vor: 



A. Geschenke. 



Vom Eidgen ÖS s. Baubureau. 



Rapport trimestriel sur les travaux de la ligne du S. Gotthard. 



Nr. 29. 

 Rapport mensuel sur la ligne du S. Gotthard. Nr. 86. 



Vom Herrn Verfasser. 

 Heim, A. Die Erdbeben und deren Beobachtung. 8. Zürich. 

 1879. 



