Krouauer, Wärmeleitungsverraögen von Metallen. 287 



Damit nun das Galvanometer den gewünschten Zweck er- 

 fülle, d. h. dass sein Ausschlag in jedem Zeitmoment der 

 vorhandenen Temperaturdifferenz der beiden Löthstelleu 

 proportional sei, muss Folgendes stattfinden: 



1) Es soll das Galvanometer so eingerichtet sein, dass 

 Ai und A2 reell und Beide gross sind im Verhältniss zu 

 allen in Betracht kommenden IxT, damit schon für einen 



— x^ t 

 kleinen Werth von t die beiden ersten Glieder: P^e 



— x,t 

 und Pgö gegenüber den folgenden nicht in Betracht 



kommen. Man erreicht dies, indem man einen Magneten 

 von kleinem Trägheitsmoment und mit starker Dämpfung 

 anwendet und den Hülfsmagneten so einstellt, dass das 

 Galvanometer angenähert aperiodisch schwingt. 



2) Es ist die Zeit des Anfanges der Beobachtungen 

 T-h ^1 so gross zu nehmen, dass sämmtliche auf das 



Glied N^e folgenden Glieder gegen dieses zu 



vernachlässigen sind. 



Diesen Bedingungen war in allen Versuchen Genüge 

 geleistet. Um die erste derselben zu prüfen, w^urde fol- 

 gendes Verfahren benutzt : 



Der Galvauometermagnet wurde durch eine constante 

 elektromotorische Kraft um einen (kleinen) Winkel g)^^ aus 

 seiner ursprünglichen Gleichgewichtslage abgelenkt, dann, 

 im Zeitmomente t = 0, durch Oeffnen des Stromkreises 

 plötzlich losgelassen. Er bewegte sich dann gegen die 

 Ruhelage hin nach dem Gesetz: 



Q ^ + D^ -j- {M ■ H -\- S) cp = oder : 



