222 Mousson, über die Einrichtung eines Dispersiometers. 



Prismen wurde schon mehrfach zur Anwendung gebracht, 

 namentlich von Stokes bei seinen Untersuchungen über 

 Fluoreszenz und neuerdings von Kundt in seinen Studien 

 über die anomale Dispersion. Es scheint mir indess, dass 

 man zur genauem Prüfung der Dispersion noch grössern 

 Nutzen daraus ziehen könne. 



Das schiefe Lichtband, welches die Darstellung des 

 complexen Spectrums ist, kann mit Schärfe beobachtet 

 werden, sei es direct von Auge, sei es bei Anwendung 

 einer achromatischen Linse objectiv auf einem Schirme. 

 Benutzt man zwei feine gekreuzte Gitter, so folgt das 

 schiefe Lichtband einer geraden Linie, für welche die von 

 einem gleichen Punkte derselben gerechneten Coordinaten 

 ein gleiches Verhältniss 



y = Ax 

 zeigen. Ist der erste Apparat dagegen ein Prisma von un- 

 bekannter Zerstreuung, so wird y eine unbekannte Function 

 der Abscisse x sein und die Linie eine Curve zeichnen, 

 deren Aenderungen dem veränderlichen Verhältniss zwischen 

 y und X entspricht. Ein einziger Blick gewährt dann eine 

 Uebersicht über die Abweichungen zwischen der Ablenkung 

 durch Dispersion und durch Diffraction. Wo eine Condensa- 

 tion oder eine Dilatation durch Wirkung des Prisma's statt 

 hat, steigt die Linie stärker oder schwächer. 



Unterwirft man dieser Prüfung die Prismen klarer 

 durchsichtiger Substanzen, so zeigt das schiefe Farbenband 

 nur höchst schwache Undulationen, entsprechend nur sehr 

 kleinen Aenderungen in der Dichtigkeit des Spectrums. 

 Hingegen zeigen alle diese Spectren ein stetiges beschleunig- 

 tes Ansteigen vom Violetten zum Rothen, so dass die Curve 

 ihre Convexität mit wachsender Krümmung nach unten und 

 aussen wendet. Es folgt daraus, dass in allen diesen Sub- 



