Mousson, über die Einrichtung eines Dispersiometers. 223 



stanzen die Dichtigkeit der Stralen nach dem Rothen hin 

 wächst, gleiclien Differenzen von x immer grössere Zu- 

 nahmen von Xq entsprechen. 



Man kann aber noch weiter schliessen. Da das auf 

 y bezügliche Ditfractionsspectrum dem Frühern zufolge be- 

 kannt ist und für jeden Punkt y das zugehörende k^ be- 

 stimmen lässt, so bestimmt sich gleichfalls für irgend einen 

 Punkt a', mit der Abscisse x, des unbekannten Spectrums, 

 die vorhandene Wellenlänge, indem die Verticale a'a und 

 die Horizontale ah gezogen werden; der Punkt b des Dif- 

 fractionsspectrums liefert die Wellenlänge A^ des Punktes 

 a. Um also die Dispersion oder die Wellenlänge A^, eines 

 beliebigen a zu finden, hat man die beiden Coordinaten x 

 und y des bezüglichen Punktes der Curve zu messen, eine 

 Bestimmung, welche am objectiven Spectrum direct mit 

 dem Zirkel ausgeführt wird, am direct gesehenen Spectrum 

 dagegen mittelst eines Fadenkreuzes, das mit zwei recht- 

 winkligen Micrometerbewegungen begabt ist. 



5. Die Apparate. 



Ein Dispersion! eter, gemäss den ebenentwickelten 

 Grundsätzen, würde bei grösster Vollständigkeit folgende 

 Theile enthalten. 



1) Eine Collimatorröhre, enthaltend eine Spalte von 

 ganz geringer Höhe und einer Linse ; 



2) Das zu prüfende Prisma, das für die Flüssigkeiten 

 horizontal gestellt, ein verticales Spectrum, dasjenige der 

 X liefert ; 



3) Ein feines Gitter mit verticalen Stäben, das Licht 

 horizontal ausbreitend und die y gebend; 



4) Die zweite Sammellinse, das scharfe Bild erzeugend; 



5) An der Stelle dieses Spectrums ein Fadenkreuz, 



