224 Mousson, über die Einriclitung eines Dispersiometers. 



das mittelst zweier Micrometerschrauben von bekanntem 

 Gange zwei rechtwinklige Bewegungen erhalten kann; 



6) Endlich ein passendes Ocular zur Vergrösserung 

 des Spectrums. 



Die Theiie 1) und 2) und die vereinigten 3) bis 6) 

 vereinigt werden von 3 Stäben gehalten, die durch einen 

 horizontalen Träger gehend, vertical gehoben und gesenkt 

 werden können. Zudem bedürfen das Prisma 2) und die 

 Köhre mit den Theilen 3) bis 6) einer drehenden Bewegung 

 in der verticalen Ebene, um die je nach der Substanz ge- 

 eignetste Stellung finden zu lassen. 



Man stösst auf die grössten Schwierigkeiten, wenn es 

 sich um die Prüfung der anomalen Dispersion bei stark- 

 gefärbten Flüssigkeiten handelt. Da die Substanz wenig- 

 stens an gewissen Stellen des Spectrums, dem Lösungs- 

 mittel entgegenwirkt, so beobachtet man in der Kegel nur 

 eine Differenzwiikung, in welcher das Lösungsmittel weit 

 vorwaltet. Selbst wenn man die Wirkung des letztern, 

 wie zuerst Soret gelehrt hat, durch ein gleiches umgekehr- 

 tes Prisma mit gleicher Flüssigkeit compensirt, erhält man 

 zwar ein anomales Spectrum, aber keine reine Wirkung, 

 da an Stelle der farbigen Theilchen des einen Prisma's, 

 im andern Prisma Theiie des Auflösungsmittels getreten 

 sind. In Folge dessen erhält das anomale Spectrum stets 

 eine sehr geringe Ausdehnung, welche genaue Messungen 

 ausschliesst. Vermehrt man das Verhältniss des Farbstoffes, 

 zur Verstärkung der anomalen Wirkung, so wird die Be- 

 obachtung durch die starke Absorption beeinträchtigt. 

 Schliesslich sind als günstigste Bedingungen zu betrachten : 

 1) eine möglichste Concentration, so weit der Durchgang 

 des Lichtes es gestattet, 2) ein Brechungswinkel von einer 

 gewissen Grösse, 30-40°, weil die Stärke der Zerstreuung 

 davon abhängt, 3) die möglichste Kürze der flüssigen 



