Mousson, über die Einrichtuug eines Dispersiometers. 225 



Strecke, was voraussetzt, dass die Beobachtung möglichst 

 nahe der Prismenkante geschehe. 



Es ist die letzte Bedingung, die am schwersten zu 

 erfüllen ist, weil sich feste Farbtheilclien in dem letzten 

 Kantenwinkel ansetzen, die durch Keiuigen schwer ganz 

 zu entfernen sind. In dieser Beziehung ist ein Prisma 

 wünschbar, dessen Glaswände leicht ganz getrennt und wie- 

 der vereinigt werden können. Man benutzt dazu zwei genau 

 plan-parallele gleichlange Glasplatten .4, A' (Fig. 4), welche 



an der Kante mit der sie 

 aneinanderliegen sollen, ma- 

 thematisch gerade geschlif- 

 fen werden. Diese Platten 

 passen zwischen zwei Mes- 

 singwände, die nach dem 

 gewollten Querschnitt des 

 Prisma auf halbe Dicke aus- 

 gearbeitet und in diesem 

 Räume mit einer Cautschouk- 

 membrane bekleidet sind. Die so eingelegten Platten werden 

 nach zwei Richtungen gepresst, erstens von oben nach unten 

 in den Winkel der Messingwände, damit der Contakt längs 

 der Geraden ein vollständiger werde, zweitens von der Seite 

 her, mittelst eines Stützpunktes D auf der einen und einer 

 Klemmschraube C auf der andern Seite. Jener Punkt f) 

 und die Mutter der Schraube E befinden sich in der Gabel 

 E. Der Druck erfolgt gegen conische Vertiefungen, wo- 

 durch die Drehung des Prisma ermöglicht wird. Wird die 

 Berülirungskante der Glasplatten von Aussen mit ganz wenig 

 Unschlitt bestrichen, so erhält man ein Prisma, das stun- 

 denlang die Flüssigkeit hält, zur Reinigung aber in wenig 

 Augenblicken gelöst und wieder vereinigt werden kann. 



