874 G.W. CANTONI, PREQI pj[ J)m §T^QJ|EJy?^ mjEOmiqfifGl D^t pfi^tANJ, 



poi nel fondo del tujjo misuratore. Nello psicromefcro invece entrambe 

 le bolle sono in vetro diafano, ma l'una di esse è involta da cottile 

 mussolina, che raantiensi coiUinuamei^te umettata per pezzo di un 

 picpol fascetto di cotone comunicante con un vaso di Mariotte, di- 

 sposto per modo da dare un afflusso di liquido proporzionato al bi- 

 sogno. Laonde, esponendo quest'altro stromento all'aria libera, sia 

 poi esso soleggiato, o meno, la svaporazione dell'acqua sarà commi- 

 surata alla temperatura ed alla umidità relativa dell'aria ambiente, 

 e quindi in rapporto a questa svaporazione accadrà un raffreddamento 

 nell'interno della bolla umida, il quale provocherà una proporzionata 

 condensazione dei vapori in essa diffusi e che provengono dalla bolla 

 secca e più calda, dove si sarà dapprima fatto passare tutto il li- 

 quido: epperò il tubo posto al tondo della bolla umida adunerà iu 

 sé il liquido prodotto da codesta condensazione. Riesce quindi evi- 

 dente che questi due stromentì, sempre proporzionatamente alla dif- 

 ferenza di temperatura tra le due bolle, prodotta nell'uno dalle ra- 

 diazioni solari, nell'altro dalla secchezza atmosferica, in modo con- 

 tinuo, verranno accumulando nel tubo di misura il liquido prodotto 

 dalla condensazione del vapore interno; e ciò per il decorso di pa- 

 recchie ore ed all'uopo anche per l'intera durata del giorno. 



Già vi accennai come un radiometro cosifatto, si poco costoso e 

 di facile maneggio, dovesse dare un'indicazione molto utile pei fe- 

 nomeni di vegetazione delle piante, sulla nutrizione delle quali la luce 

 solare ha piU influenza d'assai che non l'abbia il semplice calore 

 terinpmetrico dell'aria. Infatti esso c'indica il valor medio totale 

 dello stato di luminosità solare e di diafanità relativa dell'aria in 

 modo così sicuro, da vincere le indicazioni sia d' un lucimetro Lesile 

 si^d'un attinometro Marié-Davy, sia ancora d'un radiometro Crookes' 

 quand' anco questi stromenti fossero osservati a brevi intervalli di 

 tempo, ad ogni ora, o ad ogni mezz'ora, per tutto il giorno. Poiché 

 la variabilità nella diafanità dell'aria è così estesa e così repentina 

 m corrispondenza alla varia quantità di vapore contenuto nei diversi 

 strati atmosferici, secondo la varia direzione ed intensità delle cor- 

 repti aeree, che ben può dirsi dover essa, ad ogni istante, andar va- 

 riapdo sensibilmente. 



A dar prova di questo asserto, porgo qui appresso, epilogato in alcune 

 tabelle pun^eriche, il confronto fra i dati del radiometro Bellani os- 

 servato i{i località molto diverse ed in diversa stagione, collo stato 

 di serenità relativa del piplo, di un^idità e di temperatura dell'aria 

 nhv^tp quattro volte og^ni giorno in ciascun^ località. Ovunque e 

 sempre, si ricpnoscp: che )a temperatura dell'aria non ha che un'in- 

 fluenza bep pipcola sui dati del radiometro e che invece ne hanno 

 una grandissima la nebulosità e la umidità relativa dell'aria. Ma 



