880 GIO. CANTONI, PREGI DI DUE STROMENTI METEOnOLOGIGI DEL BELLANI. 



cavare dalle indicazioni dei duestromenti collettori del nostro Bellani. 

 Vero è che questi, col loro impiego, manifestano alcune imperfezioni, 

 ma è pur vero che a queste sarà dato rimediare con lievi modificazioni 

 nella loro forma, siccome io mi propongo di tentare, segnatamente per 

 rendere paragonabili fra loro i dati degli stroraenti medesimi. E, se 

 essi ora ci possono dare soltanto delle misure relative, è pur proba- 

 bile che ci possano condurre a misure assolute, da che il principio 

 fisico sul quale essi sono fondati, quello delle calorie volute a vapo- 

 rizzare l'unità di volume di un dato liquido ad una data temperatura, 

 si collega direttamente coli' unità, di misura dei lavori di tutte le 

 forze. 



A provare poi, benché in un modo indiretto, la superiorità del ra- 

 diometro Bellani per le osservazioni meteoriche su altri stromenti, 

 molto accreditati all'estero, qual'èrattinometro di Marié-Davy, varrà 

 il seguente confronto da me istituito tra quest' ultimo stromento ed 

 il lucimetro Leslie. Con ripetute sperienze verificai che, tanto col- 

 l'esporre repentinamente questi due stromenti a viva luce solare, 

 quanto col sottrameli pur di repente, l'attinometro riesce oltremodo 

 tardo, così negli aumenti come ne'decrementi delle sue indicazioni ri- 

 spetto al lucimetro. Così, mentre il Leslie in 2', od in 2', 5 variò da 60 

 ad 80 divisioni per raggiungere un'indicazione costante, l'attinometro, 

 per giungere a tanto, richiedeva 11' a 13', cioè si mostrava 4 a 5 

 volte piti pigro del Leslie. Epperciò lo stromento Marié-Davj riu- 

 scirà sempre in ritardo su tutte le variazioni nella luminosità so- 

 lare-atraosferica, e lascierà sfuggire le repentine variazioni cagio- 

 nate dal passaggio d'una nube o dagli sbufB di vapore, quand'anco 

 lo si osservasse ad ogni mezz'ora. Invece le sottili due bolle del ra- 

 diometro Bellani sono al certo non meno pronte nel risentire le va- 

 riazioni nel raggiamento solare che noi siano le analoghe due bolle 

 del lucimetro Leslie. Oltre che il primo non richiede frequenti osser- 

 vazioni nel decorso d'ogni giorno, come le sarebber necessarie per 

 trarre qualche partito dal secondo. Non esito dunque a concludere 

 che lo stromento Bellani è d'assai piìi opportuno per le comuni os- 

 servazioni radiometriche, che noi siano quelli di Leslie, di Maric- 

 Davy e di Crookes. 



FISICA. — Osservazioni sul microfono sismico del De Rossi. Nota 

 del M. E. Gio. Cantoni. 



Com'è noto, il prof. M. S. De Rossi di Roma, che da molti anni si 

 occupa con singolare studio e fortuna della sismologia, e che già in- 



