(4G0) [CI 



zero, le quali mi vennero fornite con rara i^entilezza dal 

 direttore del Bnrcni' TojXKjrdpliiqi'c di Berna. 



Per ottenere :• , bastava svitare dallo strumento la 

 cassetta di legno che serviva di riparo all'ago magnetico, 

 poiché allora l' istrumento stesso si ridnceva ad un co- 

 mune teodolite eccentrico. 



Ad ogni lettura corrispondente a ciascuna posizione 

 del sole ho arrecato la correzione della rifrazione. E per 

 tale correzione ho adottato il valore della rifrazione a 

 7G0 milhmetri di pressione e a 10" di temperatura; eccet- 

 tuato per le stazioni al di sopra di 1000 metri nelle quali 

 ho apportata anche la dovuta correzione alla rifrazione 

 media. 



Il circolo verticale dell" istrumento dava il minuto 

 primo, e quindi si potevano leggere con una certa appros- 

 simazione i 0',5. Però per latitudine cp >> 45" un errore 

 nel valore di ^ , si riproduce totalmente nel valore del- 

 l' azimut A, come si vede facilmente differenziando la 

 (2) rispetto alla variabile parziale j . 



Ottenuti per tal modo i valori di o , qp e j , per le 

 diverse posizioni in cui il solo venne puntato, si potevano 

 calcolare i rispettivi azimut dell'astro, e quindi dedurre 

 altrettanti valori dell'azimut della mira, di cui prendevo 

 la. media. 



Poscia sospendevo il magnete dentro la cassetta oriz- 

 zontalmente ; e puntavo col reticolo del cannocchiale la 

 divisione di mezzo della scala dell'ago dopo averlo per- 

 fettamente fermato. 



Infine facevo ruotare l'ago di 180" nella staffa, e ri- 

 p)etevo ro})erazione. — Dalla media delle letture deducevo 

 r angolo fra la direzione della mira e il meridiano ma- 

 gnetico. E aggiungendo o sottraendo quest" angolo dal- 

 l' azimut della mira, ottenevo il valore della declinazione. 

 \ì\ ciascuna stazione determinavo l'angolo fra la dire- 

 ziono della mira e il meridiano magnetico };er più volte 

 a distanza di cii'ca un quarto d' ora dall' una all' altra, a 



