in.struirieiitale Avisiüt,tun<,'. 1^57 



Zweck, die starken Entladungen des Zittciaales zu erfursclien ; denn durch 

 liassende Wahl de]- Hollen und ihres A))standes vom Magnetspiegel lässt 

 sich in jedem Augcnhlick jeder gewünschte Grad von Uneniplindlichkeit 

 h(U-stellen. Es ist bei Zitterfisch- Versuchen meist sogar nothwcüidig, die 

 Empfindlichkeit ziemlich niedrig zu wählen, da es sich um Ausschläge 

 handelt; welche, wegen 



1 ,.. , 



tmaz = - IUI- € = n,^ 



e 

 um so schwerer ablesbar werden, je grösser sie sind. 



Dr. Sachs führte eine WiEDEMANN'schc Bussole aus der PLATH'schen 

 (SAUEKWALi)'schen) -Werkstatt hiit sich. Jede der beiden Hydrorollen 

 dieser Bussole hat zwei Gewinde von 4000 Windungen, jede der beiden 

 Thermorollcn zwei Gewinde von 50 Windungen. In Ermangelung eines 

 Consols stand die Bussole, wie es scheint, einfach auf einem Tisch,^ doch 

 war in Calabozo, wo wenig gefahren wird, in einem Zimmer zu ebener 

 Erde mit Ziegelboden =* von Erschütterungen nichts zu fürchten. Un- 

 streitig beftmd sie sich nach meinen Vorschriften isolirt auf den üblichen 

 Unterlegescheiben aus Messing, welche aui' Stücken S[iiegelglas aufgekittet 

 sind.* Zum Astasiren diente der nach meiner Angabe mittels einer 

 Schnurscheil»e auf einer Zwinge aus der Ferne regierte HAUY'sche Stab. 



Zwei Magnetspiegel wurden angewendet: 1. Ein Ringspiegel, d. h. ein 

 Uingmagnet mit leichtem um die senkrechte Axe drehbarem Glasspiegel; 

 das System wiegt 2-85^''. Das logarithmische Decrement findet sich nicht 

 angegeben; die Beruhigungszeit ^ beim Fall von 200 **" (Winkelwerth etwa 

 5" 45'; s. unten) betrug 6-3". — IL Ein Vollspiegel, d. h. ein magneti- 

 sirter Stahlspiegel, 5 •4*?'' schwer. Das loganthmisehe Decrement findet 

 sich nicht angegeben; die Beruhigungszeit beim Fall aus nicht angegebener 

 Ablenkung betrug 12". 



Einen anderen, 10-5^ schweren Vollspiegel scheint Dr. Sacus nicht 

 in Gebrauch genommen zu haben. 



Die Ablesungen geschahen mit einem Scalenfernrohr von Hrn. Edel- 

 mann in München von 10 Par. Lin. = 22 •6'"'" Objectivimnung.'' Die 

 Entfernung der Scale vom Spiegel, bei welcher Dr. Sachs arbeitete, 

 findet sich nicht angegeben, so dass der Winkelwerth der 2"'"» langen 



1 Ges. Abb. Bd. I. S. 302. 



■■* Llanos, S. 198. 



^ Llanos, S. 161, und oben 8. 134. 



* Untersucbungen über thierischc Elektricitiit. Bd. II. Abth. I. Berlin 1849. 

 S. 505; — Ges. Abb. Bd. I. S. 146. =^ Ges. Abb. Bd. I. S. .308. 



^ In seinem Katalog von 1879 mit O. 85 bezeichnet. — Die Scale ist nach 

 meiner Angabe in ilirer Ebene horizontal verschiebbar. 



