iustruraeutalc Ausrüstung. 130 



Zapfen befestigt. Bei Auwendiing zweier der gleich zu erwähnenden 

 Dauiell gehen die Spiegel oder liinge übersättigt aus dem magnetischen 

 Felde hervor, so dass man einige Zeit warten muss, bis das logarith- 

 mische Decrement constant wird. Dem Gesammtwiderstand der Win- 

 dungen nach, der 11-5 S. E. beträgt, würde man aber mit Vortheil 

 noch mehr ÜANiELL'sche Elemente in den Kreis nehmen, 



Dass Dr. Sachs mit Coconfäden und Reservehälichen zum Aufhängen 

 der Spiegel versehen war, bedarf kaum der Erwähining. 



Von den von ihm augewendeten Nerv-Muskel-Präparaten, und von 

 anderen nur gelegentlich in Gebrauch gezogenen stromprüfenden Mitteln 

 wird später die Rede sein. 



2. Elektromotorische Vorrichtungen. 



1. Zwanzig GEOVE'schc Elemente der bekannten kleinen Art, ^ 

 mit zwei Paar Endgliedern. Wir werden sehen, dass für gewisse Zwecke 

 dies nicht Elemente genug waren. Ueberdies kamen drei davon zer- 

 brochen an, fast der einzige Verlust der Art, den Dr. Sachs auf der 

 Hinreise erlitt. Hätte ich nochmals solche Ausrüstung zu besorgen, so 

 würde ich nicht unter fünfzig kleine Grove mitgeben. 



2. Sechs Dan ZELL 'sc he Elemente in cylindrischen Gläsern von 

 12-5"^ Höhe und 8 • 5 ''"^ Durchmesser mit verdicktem Rande; die Thon- 

 zellen von 11 -5"™ Höhe und 5-3 "^"^ Durchmesser; die Kupfer mit an- 

 gelöthetem Kupferstreif und Schraubenklemmen; Durchschnitt der ge- 

 gossenen Zinke, aus denen ein starker Kupferdraht emporragt, ein vier- 

 strahliger Stern. 



3. EineNoE'scheSternsäule mit Messinglampe und mit Dochten 

 im Vorrath. Die elektromotorische Kraft solcher Säule wird von Hrn. 

 V. Waltenhoeen 2 zu 0-96 — 97 von der der BuNSEN'schen, von Hrn. 

 Christiani^ zu 0-70 von der der GEOVE'schen Kette angegeben; der 

 Widerstand ist nach Hrn. v. Waltenhofen 1-12 S. E. Ihrer Be- 

 ständigkeit halber eignet sie sich trefflich zum Compensiren, ihrer 

 Schlagfertigkeit halber auch ganz besonders zum Treiben des Schlitten- 

 inductoriums. Da diesen Säulen leicht etwas zustossen kann und sie 

 schwer auszubessern sind, hätten ihrer mindestens zwei sein müssen. 



4. Ein Schlitteninductorium neuester Construction , aus der 

 KnüGEii'schen Werkstatt hier,^ mit HELMHOLTz'scher Vorrichtung, ^'on 



^ Untersuchungen über thierisclie Elektrieität. Bd. I. Berlin 1848. Ö. 446. 

 - Poggendorff's Annalen u. s. w. 1872. Bd. CXLVI. S, 617. 

 ^ Poggendoeff's Annalen u. s. w. Ergänzungsband VITI. 1878. S. 579. 580. 

 '' Vergl. Cheistiani, a. a. O. S. 574. 



