Erregung des Zitteraal-Organs. 179 



Acliillesspiegels mit gutleitenden Flüssigkeiten erhält. ^ Der Spiegel kehrt 

 nicht auf XuU zurück; die Natur dieser Wirkung bleibt im Dunkeln. 

 Höllensteinlösuno- erweist sich gleichfalls als unwirksam. 



§ XXV. Unmittelbare elektrische Erregung des 

 Zitteraal -Organs. 



1. Durch einzelne Inductionsschläge. 



Jetzt sollte die unmittelbare elektrische Erregung des Zitteraal-Organs, 

 und zwar zuerst durch einzelne Inductionsschläge, versucht werden. 



Fig. 45 Taf. I zeigt die Anordnung, deren Dr. Sachs sich bediente. 

 Man sieht ein Stück Organ V II mit seinen Querschnitten oder Polfiächen 

 (vergi. oben S. 171) zwischen den Thonschildern der Bäusche B B' gelagert. 

 Zu grösserer Schonung und besserer Erhaltung der Form ist ihm die 

 Haut hh' gelassen. Die Längs- und Querscheidewände sind in der Figur 

 nur angedeutet. Im Kreise der Bäusche befindet sich die Bussole mit 

 gerade aperiodischem Ringspiegel (I, ol)en S. 137) und 4000 Windungen 

 im Abstände Null. Bei den Versuchen der beiden vorigen Paragraphen 

 wird es also wohl ebenso gewesen sein (s. oben S. 172). In demselben 

 Kreise bemerkt man einen Stromwender W^ , einen Vorreiberschlüssel VS^ 

 und ein Stück vom Nebenschliessdraht NS des Compensators; in der 

 Hauptleitung des Compensators^ die zur Revision der Graduationsconstanten 

 stets darin bleibende Thermorolle IViE in solcher Lage zum Spiegel, 

 dass sie darauf nicht wirkt, und einen Quecksüberschlüssel H(/ S\. Die 

 Thouspitzen i§,^' der unpolarisirbaren Zuleitungsröhren berühren das Organ- 

 stück in einer seiner Axe parallelen Linie. Die Röhren sind mit der secun- 



1 Ges. Abb. Bd. IL S. 116. 117. 



^ Aus den Tagebuchskizzen erhellt, dass in allen Versuchen, in welchen der 

 Organstrom, compensirt wurde, der Stromwender sich in der Hauptleitung befand: 

 ein oft begangener Fehler, da deren Widerstand so beständig wie möglich sein sollte, 

 während es sogar im Bau des PoHL'schen Stromwenders liegt, dass sein Widerstand 

 in beiden Lagen der Wippe verschieden ist. Der Stromwender muss sich im Strom- 

 zweige befinden, der die thierischen Theile und die Bussole enthält. Nicht allein 

 verschwindet hier sein Widerstand gegen den der thierischen Theile und der Hydro- 

 roUen, sondern für den Fall der Compensation fällt überhaupt der Widerstand dieses 

 Stromzweiges aus der Formel für die elektromotorische Kraft heraus. Ich habe an- 

 fangs auch jenen Fehler begangen (Ges. Abb. Bd. I. S. 176. 183), seitdem aber 

 wiederholt davor gewarnt (Ebenda, Bd. I. S, 262; — Bd. IL S. 233). In Dr. Sachs' 

 Versuchen kann er von keinem merklichen Eintiuss gewesen sein, daher ich ihn in 

 den Figuren berichtigen zu dürfen glaubte. 



12^ 



