— 906 — 

 taluce formato con un vetro nero, lo spettroscopio appare 

 migliorato in modo superiore a questa modificazione che si 

 mostra come insignificante : nello spettro appaiono moltis- 

 sime linee oscure dotate di un estrema nitidezza : inutile 

 il dire che alla luce elettrica, alla luce Drummond, od a 

 quella di un becco Bunsen lo spettro apparisce totalmente 

 continuo. 



Mi duole di non poter aggiungere riprodotte in grande 

 le fotografie che ho ottenute introducendo le lastrine nel 

 cannocchiale là ove si forma lo spettro reale per opera della 

 lente obbiettiva e della lente di campo: l' ingrandimento fa 

 perdere troppo la Gnezza delle piccole prove, fhe però 

 riescono veramente nitide osservate al microscopio. 



La facilità poi con cui si ottengono queste prove, al- 

 meno per la regione violetta ed ultravioletta, persuade che 

 r utile e comoda applicazione della fotografia alle osserva- 

 zioni spettroscopiche possa rendersi cosa comune. 



La leggera modificazione che ho accennata diminuisce 

 notevolmente T inferiorità di un vecchio spettroscopio ad 

 un solo prisma, rispetto a quelli dotati di più prismi, i quali 

 del resto sono per la maggior parte degh sperimentatori un 

 pio desiderio, come Io spettroscopio di Thollon è addirittura 

 un mito. Lo spettroscopio ordinario può facilmente pre- 

 starsi a determinazioni di precisione ed a ricerche fuori del 

 comune ; ma in tal caso conviene cambiare il sistema delle 

 letture, perchè l'ordinaria scala è troppo grossolana rispetto 

 alla finezza ed al numero delle linee spettrali. Indicherò a 

 questo proposito un'altra via, che per quanto ho provato 

 si può tenere ; ma intanto giova stabilire, che per osserva- 

 zioni di precisione conviene determinare esattamente gli 

 indici del prisma rispetto le linee principali, ciò che si può 

 ottenere anche senza lo speilromelroy istrumento di cui 

 pochissimi possono disporre. 



