— 059 — 

 da sostituirsi nelle equazioni normali di Galles, che nel nò- 

 stro caso si riducono a : 



laa'jXi ~\- [«6].x'2 -\- [a)i] = 

 lab']x\ -h Ibb'jx^ + [6«] = , 

 in cui n = — -^ . 

 Cosi si ottiene : 



2x, + 4:r, =r 598".35' , 

 da cui : 



x^ = 60^\4 r.30" = A . . . . valore più probabile. 



^2==: H9".i8' 



4 79^59.30' 



ì 



Lo stesso calcolo fatto coi risultati delle prime letture 

 ha dato una differenza più forte di mezzo minuto; ma ri- 

 petendo più volte la stessa determinazione, 1' esercizio con- 

 duceva a letture più esatte, perchè man mano si faceva più 

 piccola la differenza tra Xi-\-x^ e 180°: in seguito non 

 è slato possibile ottenere una differenza minore di 30", e 

 ciò m' indica che 1' errore doveva più specialmente dipen- 

 dere dall' imperfezione della graduazione. 



III. Disposizione del prisma al miìnimo di deviazione 

 per ciascuno dei raggi D, F, H. 



Anzitutto è necessario rendere mobile il prisma, e met- 

 terlo in condizione di servire meglio anche nell' uso comu- 

 ne deir istrumento : è cosa da poco adattare alla platina, 

 su cui d' ordinario è fìssalo il prisma, una piastra girevole 

 attorno un pernietto e mobile col mezzo d'una vite a scru- 



