— 9G0 — 

 polo: (issalo il prisma su detta piastra, questo può con fa- 

 cilità essere messo al minimo di deviazione per un raiJjgio 

 qualsivoglia. 



Per cogliere con precisione la posizione per cui una 

 data linea cessa di spostarsi dalla parte del rosso estremo, 

 nonostante che la rotazione del prisma continui a farsi nel- 

 lo stesso senso, uso un microscopio a moderato ingrandi- 

 mento, il cui tubo può adattarsi con facilità al cannocchiale 

 delio spettroscopio in luogo dell' oculare proprio di que- 

 st'ultimo : ho trovato utile di lasciare a posto oltre la lente 

 obiettiva del cannocchiale anche la lente di campo. Nel pia- 

 no focale dell' obiettivo del microscopio si adatta un sotti- 

 hssimo ago, la cui punta fatta coincidere col centro, sosti- 

 tuisce molto opportunamente 1' ordinario crocicchio di Gli. 



Così disposto, si ruota il prisma con un piccolo movi- 

 mento della vite a scrupolo nel senso per cui la deviazione 

 diminuisce, e muovendo il cannocchiale col microscopio 

 insieme, si porta 1' ago a coprire per metà un margine di 

 quella riga oscura di cui si tratta : quando in una piccola 

 rotazione successiva si vegga quel margine allontanarsi in 

 senso opposto a quel di prima, si riconduce il prisma alla 

 posizione precedente. A questo modo si riesce a trovare 

 con molta precisione la posizione corrispondente alla de- 

 viazione minima. 



Se però il microscopio aiuta ingrandendo gli sposta- 

 menti delle linee, queste perdono molto della loro nettezza; 

 ma procedendo dalla F verso il violetto la chiarezza rima- 

 ne più che sufGciente, ed in quanto alla D conviene od 

 operare colla sola fiamma del sodio, od anche rinforzare 

 la linea oscura D col far passare i raggi solari attraverso 

 detta fiamma. Per questa ragione il processo che ho usalo 

 non è applicabile a tutte le linee principali ; ma detei'mi- 

 nati gli indici corrispondenti a D , F , H si può in seguito 

 con comodità determinare anche gli altri, giovandosi della 



