— 963 — 

 scorrevole esaltamente tra due guide parallele : su una di 

 queste è tracciata una scala in millimetri e sulla piastra 

 il nonio. Le guide sono dirette normalmente allo specchiet- 

 to NO, che è sempre fisso, e ciò mediante traguardi appli- 

 cati agli estremi d' una di esse. 



Sia d la divisione letta per mezzo dello specchietto N'O', 

 e si faccia scorrere innanzi il cannocchiale sino a leggere 

 un'altra divisione d\ osservando poscia sulle guide lo spo- 

 stamento /' : allora si ha : 



. d.l 



a — d 



e quindi per mezzo della sohta 



</=/.tang2/5 (3) 

 si ottiene l' angolo ^ tra i due specchi. 



Nota. Lo stosso cannocchiale serve benissimo nella scelta 

 di specchietti piani , qualora questi siano fatti scorrere lungo 

 una guida rettilinea : non è necessario in proposito alcun'altra 

 indicazione. Esso serve pure alla misura del raggio di curva- 

 tura delle lenti e degli specchi sferici : basterà accennare che 

 le guide superiormente indicate, tra le quali è fatto scorrere 

 il cannocchiale, debbono essere mobili lungo due altre guide ad 

 esse normali: il modo di operare ed il calcolo a farsi s'indo- 

 vmano facilmente : le lenti dovranno essere argentate col pro- 

 cesso Martin. 



Ecco intanto i valori trovati nella determinazione da 

 me fatta : 



d =: 222"™ 



</' = 2IO'"n» / = 2I88'»™S. 



