— UG5 — 



V. Disposizione per eseguire le leilure. 



Tolgo Tordinaria scala dal cannocchialetto, e su questo 

 adatto la piastra con fessura micrometrica che appartiene 

 al banco d'ottica; però lascio a posto solamente la pia- 

 strina mobile per mezzo della vite, e vi fìsso un sottilissimo 

 ago d' acciaio in modo cbe nello scorrere si mantenga nor- 

 male agli spigoli del prisma : dispongo cbe la luce partendo 

 da un vetro smerigliato illuminato da una candela entri nel 

 cannoccbialetto per una fessura orizzontale alta poco più 

 d'un millimetro e divisa in due dall'ago: l'immagine di gue- 

 st' ultimo è fatta cadere nello stesso piano ove formasi lo 

 spettro reale. 



Per poter fare coincidere con facilità e con precisione 

 la punta con una linea oscura, uso 1' espediente già appli- 

 cato nel microscopio, e cioè, dispongo nel piano anzidetto 

 un ago simile secondo un diametro e colla punta al cen- 

 tro, in guisa da lasciare scoperta per metà della sua lun- 

 ghezza quella tal Unea cbe si vuol fissare. A questo modo 

 si ottiene una sovrapposizione perfetta, ed allora 1' altra 

 punta cbe chiamerò micrometrica, è, girando la vite, por- 

 tata a coincidenza colla precedente, mentre gli aghi si tro- 

 vano ad angolo retto: cosi la precisione non è scompagnata 

 dalla comodità, potendo sempre spegnersi lo spettro per 

 non affaticare 1' occhio. 



Inutile il dire, che per maggior precisione giova re- 

 stringere più del consueto 1' apertura oculare del cannoc- 

 chiale. 



La vite micrometrica provvista del cerchio diviso in 

 1 00 parti permette di misurare sino ad V^oo di millimetro, 

 mentre due tratti consecutivi segnati sulla vecchia scala 

 disfano da centro a centro almeno y,,^^ di millimetro. 

 Tu,.u /, Serie Vi. 12:j 



