SUL NUOVO MICROMETRO A LAMINE 



APPLICATO ALL'EQUATORIALE DEMBOWSKI 

 Memori a 



D I 



ANTONIO AB ETTI 

 —-2- M -S 



Cenni sulla sua costruzione. — Il micrometro a larghe 

 lamine da me adoperato tino a poco tempo fa e descritto 

 nelle Astr. Nachr. (i) e negli Atti di questo Istituto (2) era 

 stato costruito originariamente per il piccolo equatoriale di 

 Starke di quest'osservatorio e fu soltanto provvisoriamente 

 applicato al Dembowski in attesa di poterlo sostituire con 

 altro. Tale sostituzione si operò nello scorso anno con un 

 micrometro eseguito secondo i miei desideri dal meccanico 

 (li (juest'osservatorio sig.*" Cavignato. Esso non differisce dal 

 precedente in quanto al principio delle larghe lamine da 

 me adottato fino dal 1880, ma se ne distingue per maggiore 

 r()l)ustezza delle parti e per essere dotato di un buon cer- 

 chio di posizione (3). Ciascun suo pezzo fu lavorato con in- 

 telligenza e cura particolare seguendo le norme che di 

 mano in mano venivano concordate fra me ed il si".'" Ca- 



(1) Voi. 10!, pag. 2.57, nnm. 2117. 



(2) Tom. II, Serie VI, 1884. 



(3) Detto cerchio ha il diametro di 15 centimetri ed è diviso in 

 quarti di grado dei quali col nonio si ha il quindicesimo, pertanto le 

 letture si ottengono in minuti primi. 



