millimetro medio in rivoluzioni del micrometro L. Molti- 

 plicando successivamente quel numero per 1, 2, 3 fino a 31 

 otteniamo i numeri della prima colonna di Tab. I indicanti 

 le letture che si sarebbero fatte se non vi fossero stati er- 

 errori di osservazione, e se il micrometro fosse perfetta- 

 mente regolare o privo di quegli errori che consideriamo. 

 Confrontando le due prime colonne di Tab. I si ottengono 

 gli 0-C della colonna terza, ovvero gli scostamenti delle 

 letture osservate dalle letture calcolate. Amendue le serie 

 di queste letture sono cosi prossime a numeri interi di ri- 

 voluzioni che gli 0-C possono considerarsi come relativi 

 agli stessi numeri interi. Assumiamo questi come rivoluzioni 

 osservate e come argomenti della Tab. II ; essi devono su- 

 bire le correzioni 0-C e danno luogo alle letture corrette 

 esposte nella colonna seconda della : 



Tabella II. 



