(640) [18] 



tentrionale così che la faccia mirata si vedeva in buona luce. 

 Le misure furono una trentina con ogni micrometro, in sen- 

 so, prossimamente, orizzontale, ed in senso, prossimamente, 

 verticale, usando il moto diretto ed il moto retrogrado. Colle 

 misure orizzontali trovai che il passo del nuovo microme- 

 tro è 1.537 di F e colle misure verticali L = 1.532 F. 



Il medio di questi due rapporti moltiplicato per 2r^08, 

 passo di F, diede un valore concordante con quelli già 

 trovati. 



Cosi per tre vie diverse ho trovato i valori seguenti che 

 reputo di egual peso : 



I. Dalle misure millimetriche in gabinetto. . 32".238 



IL Dalle osservazioni astronomiche 32". 338 



III. Dal micrometro F 32 ".348 



Facendo il medio e calcolandone l' errore probabile al 

 solito modo cogli scarti dai tre valori suddetti risulta: 



Il passo angolare del nuovo micrometro a larghe la- 

 mine applicalo al Demhoioski eguale a 32". 31 ih 0".02. 



Concluso cosi il passo angolare vennero tolti da L i fili e 

 gli furono sostituite definitivamente due lamine fisse paral- 

 lele all' asse della vite inservienti per le misure di ascen. 

 retta, ed una mobile colla vite, perpendicolare alle altre 

 due, ed inserviente per le misure di declinazione. Ciascuna 

 lamina sottende nel Dembowski un angolo di un minuto ed 

 un quarto. Con un facile congegno è stato anche provve- 

 duto per variare a volontà la distanza delle due lamine 

 fisse ed allontanarle fra loro di tanto da lasciar libero il 

 campo dell' oculare, anche di quello del minor ingran- 

 dimento. 



Oculari. — Per questo micrometro furono espressa- 

 mente costruiti dal sig.'' Koristka di Milano tre oculari co- 

 piandone tre dei migliori ed a me più soddisfacenti fra 



