146 EELAZIONE DELLA COMMISSIONE 



afferma che non si deve mai estrarre liquido dopo che si è otte-" 

 mito una decompressione endotoracica da ridurre la tensione eguale 

 alla nonna per non far correre al malato il pericolo di una 

 emoftoe o di un edema polmonare, — prevenzione questa, se 

 presa così in modo assoluto, che non permetterebbe di sperare 

 un vuotamento completo della cavità, e la reintegrazione del pol- 

 mone alla capacità normale. 



Se questo fu schiacciato in modo anormale, ed ha perduto 

 per la diuturna compressione la sua elasticità normale, bisogna 

 che una decompressione maggiore della norma venga a cimentarne 

 la elasticità, se si vuole ridurlo alle condizioni di prima. Ag- 

 giunge poi il Cavezzali essere ottimo, ma non pratico per il 

 uiedico, r istrumento del Riva, nel quale però egli loda i vantaggi 

 della forza aspirante, ottenuta per mezzo di una caduta d'acqua, 

 invece che con uno stantuffo. 11 caucciù di questo, dice il Cavez- 

 zali, si può essiccare, proprio come succede tante volte nelle 

 comuni siringhe di Pravaz, — le quali non sono perciò, a parer 

 nostro, ancora da bandire dall' uso, come non lo sono tutti gli 

 altri strumenti che " o per colpa del costruttore „, o p(>r deterio- 

 ramento, o per incuria, si possono guastare. Ed, a buon conto, 

 anche la ])aUa del toracentesio, può, come il caucciù degli stan- 

 tuffi, guastarsi o perdere la sua elasticità. 



A questo punto, il C. descrive il toracentesio costrutto dal 

 Valeggia, senza stantuffo, e " basato^ come il Puta'ni, sulla rare- 

 fazione dell' aria di un piccolo recipiente „. Fatto in questo un 

 vuoto relativo, inserito il tre(iuarti ed aperti gli appositi rubinetti, 

 il liquido pleurico vi penetra fino ad equilibrio di pressione. Al- 

 lora per le raccolte piccole, si può ripetere V aspirazione^ mentre 

 per le grandi il deflusso continua, se si lascia cadere sotto il 

 piano del recipiente un tubo di scarico, per la lunghezza di 30 

 centimetri. Nota poi che si può secondo le circostanze, sia arre- 

 stare il deflusso, sia accelerarlo od aumentare la aspirazione; cose 

 queste che per verità già si ottenevano sia (juasi automaticamente 

 coir antico sifone, variando il livello della bocca di caduta del 

 li(piido, e sia attivamente colle varie maniere di aspiratori di uso 

 corrente. 



Non possiamo poi concedere che risulti evidente a favore 

 del toracentesio la possibilità di un intervento ^>/-ecof'e per resti- 



