80 ADUNANZA OJJUINARIA 



ò più resistente e lueg-lio diffusa nella loro massa l' armatura me- 

 tallica, 



M. Bellati, m. e.: Presentazione a termini dell'art. 18 del Re- 

 golamento della Nota del prof. Ferdinando Lori : Un frequenzio- 

 ììietro ed un fasometro per correnti alternate. — Trattasi dell'appli- 

 cazione alla misura della frequenza e della fase del noto fenomeno 

 di risonanza elettromeccanica per cui un filo conduttore, percorso 

 da una corrente alternata, teso fra due punti fissi ed immerso in 

 tutto in parte in un campo magnetico costante normale alla sua 

 direzione, si pone più facilmente in vibrazione quando la frequenza 

 della corrente che lo percorre coincide col numero delle vibrazioni 

 spontanee del filo. Il movimento del filo può essere comunicato ad 

 un'asticina che segna le sue oscillazioni sopra una carta affumicata. 

 Per misurare la frequenza basta contare il numero di queste osi'il- 

 la/:ioni e misurare il tempo, durante il quale sono avvenute. 



L'apparecchio ha il vantaggio di una grande precisione e di 

 permettere la misura anche quando la intensità della corrente è 

 molto piccola, appena qualche decimillesimo di ampere. 



Il fasometro realizza un circuito telefonico con due contatti in 

 serie. Naturalmente il telefono emette un suono soltanto se i duo 

 contatti avvengono contemporaneamente. Di questi contatti uno è 

 ottenuto facendo in modo che il filo vibrante (come nell'apparecchio 

 precedente) tocchi un jezzo metallico nell'istante in cui passa per 

 una delio successive posizioni che va assumendo ad ogni periodo, 

 l'altro è ottenuto facendo in modo che uno spazzolino metaUico 

 tocchi un piccolo segmento metallico fissato alla periferia di una 

 ruota che gira mossa da un motorino sincrono. Spostando lo spaz- 

 zolino il pezzo metallico del primo contatto si fa in modo che i 

 due contatti avvengano contemporaneamente. Così si può per cia- 

 scuna delle correnti, di cui si vuole paragonare le fasi, individuare 

 le posizioni dello spazzolino, in cui si chiude il circuito telefonico 

 e dalla distanza delle successive posizioni dello spazzolino dedurre 

 le difi'erenze di fase. 



L'apparecchio ha il vantaggio che consente una costante ap- 

 prossimazione (jualunquc sia la difi'erenza di fase che si vuol 

 misurare. 



