32 Karl Bardeleben, [ 



Auf einem kreisrunden, 2,8 Cm. hohen, eiseriienFuss, a (von 12 Cm. Durch- ; 



messer) erhebt sich am Rande eine 23 Mm. dicke Messingsaule, b, von 22,5 Cm. j 



Hohe, an deren oberem Ende ein 65 Mm. langer, 20 Mm. breiter und 10 Mm. ! 



dicker Messiugbalken, c, horizoiital (galgeniihulich) vorragt. An letztex'em be- | 



tindet sich ein 14 Mm. langer, 7 Mm. dicker cylindrischer stahleruer Knopf, d, ] 

 der sich an einer Stelle verjiingt, um schliesslich knopfformig wieder anzu- 



schwellen. Dieser Vorspruug, an dem die Venen (s. u.) aufgehangt wurden, j 



ist, wie die Beobachtung an der gleich zu erwahnenden Schraube zeigte, i 

 innerhalb der hier iiberhaupt anwendbaren Belastungen absolut unbeweglich 

 gegen den senkrechten Cylinder und dieser wiederum ruht vermittelst des 



breiten und schweren Fusses unbeweglich auf der Unterlage. Den Massstab e j 



wunschte ich moglichst fest in Bezug auf Hohen- und Seiten-Verschiebungen, | 



dagegen beweglich, um seine eigene Axe,' um durch Drehuug einmal Platz j 



fiir die Manipulation der Belastung und Entlastung zu gewinnen, andererseits ! 



fiir die Ablesung ihn moglichst bequem stellen zu konnen. Er wurde des- i 

 halb zwischen zwei stahlerne conische Zapfen eingelenkt, von denen der untere, 



f, am Fuss des Instrumentes festsitzt, wahrend der obere einer durch den I 

 horizontalen Aufhiingebalken senkrecht hindurchtretenden Schraube, g, ange- 



hort, die je nach Bedarf durch Umdrehung um weuige Hundertstel eines Milli- j 



meters gehoben werden kann, um leichtere Drehung des Massstabes zu ge- j 



statten. Es erschien mir nun ferner vortheilhaft, wenn die Nadelspitze, an ; 



der abgelesen werden sollte, sich nicht beweglich an der Vene oder aber j 



ausserhalb derselben an einem Kork oder ahnlichem sich belinde, sondern an I 



dem Massstabe befestigt, natiirlich aber verschiebbar sei. Dies wurde in der i 



Weise ausgefiihrt, dass der zugespitzte Eisenstab, h, an eine den Massstab ge- | 



nau zwischen sich fassende Klammer, i, angebracht wurde, die auf- und ab- ] 



geschoben werden kann, ohne dass die Nadelspitze messbar von der horizon- , 



talen abweicht, welche von ihr nach einer zweiten, an der Klammer befind- i 



lichen Spitze gezogen wird. Letztere, k, wiederum befindet sich direct vor ; 



der Skala des Massstabes, so dass selbst ohne weitere Vorsichtsmassregeln j 



parallaktische Ablesungsfehler kaum moglich waren. Die Befestigung des | 



oberen Venenendes geschieht durch eine mit Schraube versehene Klemme, j 

 1, deren unteres glatt abgeschnittenes Ende genau in gleicher llijhe mit dem 

 NuUpunkt des Skala steht. Die Klemme hiingt genau senkrecht, der untere 



Rand genau wagerecht. Die Skala ist in Millimeter getheilt, so dass mit i 



blossem Auge oder der Loupe (mit Beriicksichtigung der Parallaxe) bequem j 



7io Mm. geschatzt werden konnen. 'j 



Die Befestigung kleinerer Gewichte (genau abgewogene Drahtstiicke') ge- * 

 schah durch Seidenfaden, fiir grbssere Belastungen bediente ich mich einer 

 13,500 Gramm wiegenden, der oberen iihnlich construirten Klemme. Die Be- 

 festigung des Seidenfadens und die Fixirung der an seinem oberen Rande an j 

 der Vene angebrachten Marke war fiir diese kleinen Belastungen gewiss mehr 1 

 als ausreichend, und an der Klemme war wiederum ein genau horizontal ge- | 

 stellter Rand, der die Nadelspitze am Massstab beriihren konnte, aber nicht ' 

 brauchte. Eine Beriihrung zwischen Spitze und .Marke ist in Folge der Dreh- ' 

 barkeit des Massstabes ganz in das Belieben des Untersuchenden gestellt, un- \ 

 liebsame Reibungen der einen an der anderen dadurch ein fiir alle Mai aus- j 

 geschlossen. — I 



\w 



i 



