86 NOS MAITRES LES OISEAUX 



mètre de mercure. Le tube est placé soit dans un réflecteur 

 courbe, soit simplement dans une caisse à parois réfléchissantes et 

 diftusantes. 



Ces tubes donnent toute satisfaction quand le mouvement à 

 étudier n'est pas trop rapide. Malheureusement, les oscillations du 

 circuit primaire de la bobine provoquent l'apparition d'éclairs mul- 

 tiples, à des intervalles de temps qui ne sont pas négligeables et 

 qui sont voisins de 1/3.000'' de seconde pour la bobine que nous 

 employons actuellement. D'autres bobines ont conduit à des pério- 

 des plus courtes, mais il ne nous a pas été possible de les éliminer 

 complètement. 



La conséquence en est la production, à chaque éclair, d'un 

 train d images régulièrement espacées et chevauchant entre elles. 

 Si le mouvement à étudier n'est pas trop rapide, les images sont 

 très peu décalées les unes sur les autres, et les vues restent prati- 

 quement nettes. Mais, quand la vitesse s'élève un peu trop, le déca- 

 lage s'aperçoit et le trouble commence. Ces oscillations sont donc 

 extrêmement gênantes. 



L'intercalation de distances explosives, dans le secondaire, ne 

 suffit pas, contre toute attente, à les faire disparaître. Lorsque ces 

 distances sont assez grandes pour que les oscillations ne puissent 

 plus passer, le tube perd la majeure partie de sa luminosité et ne 

 peut plus servir à grand'chose. 



L'intercalation de résistances liquides ne donne pas de meil- 

 leurs résultats, pas plus du reste que les montages indirects sur le 

 circuit externe des détonateurs. Par contre, les oscillations sont 

 (l'autant plus amorties que le tube présente une plus grande lon- 

 gueur et une plus petite section, en même temps que de plus petits 

 électrodes, c'est-à-dire qu il est plus résistant. Avec de tels tubes, 

 on obtient des décharges à peu près complètement épurées de toute 

 oscillation parasite. La vision est alors aussi nette, à peu de chose 

 près, qu'avec l'étincelle, et, bien que la luminosité soit beaucoup 

 moindre, nous préférons le tube pour un premier examen direct. 



Son fonctionnement silencieux permet de faire sans fatigue les 

 plus longues expériences, et, quand il s'agit d'insectes, on obtient 

 alors des vols beaucoup plus soutenus, car l'animal n'est plus 



