(312) [5] 



alcuni tentativi, che, a sua confessione, rimasero infruttuosi, 

 e principalmente perchè Egli, per rompere la zonula si era 

 servito dell' ordinario ago di Bowmann da dissezione, stro- 

 mento tutt' altro che opportuno per eseguire la delicata 

 manovra. 



Ben ognuno s' avvvede che un' asta o lancia retta, 

 tagliente e puntuta, male doveva prestarsi a scivolare senza 

 determinare alcuna lesione fra 1' iride e la convessa su- 

 perficie della cristalloide, dovendo poi, raggiunta quasi 

 la periferia della camera posteriore, approfondarsi attra- 

 versando lo spessore della zonula per dividerla dal cri- 

 stallo e non in un solo punto, ma per un lungo tratto. 



Certamente più opportuno deve ritenersi uno stru- 

 mento alquanto ricurvo, che sia modellato sulla convessità 

 della superficie anteriore della lente, e che termini pie- 

 gato ad angolo retto, cosi come sarebbe un piccolo uncino 

 da strabotoraia. 



Il modello che vi presento, e che meglio trovai cor- 

 rispondente al bisogno, venne solo dopo varie pazienti 

 prove a diversi altri preferiti. 



Questo rappresenta una specie di specillino, la cui 

 estremità, affatto ottusa, è stata curvata ad angolo retto, 

 e, ad un centimetro da questa, ofire una leggera in- 

 curvatura a gomito in direzione opposta all' uncino. Tutto 

 il tratto che è compreso tra queste due curve, segna una 

 linea arcuata, modellata sulla convessità del cristallo. La 

 estremità di questo strumento, in tal modo conformato, 

 sottile e levigata, può con somma facilità venire insinuata 

 fra r iride e la superficie della cristalloide, sènza ledere 

 né quella né questa, fino al punto che, superato il bordo 

 della lente, con un facile movimento di rotazione sull'asse, 

 può penetrare nella zonula vincendone la tenue ed eia- 



