(388) [4] 



la necessità di aumentare lo svolgimanto della carta (por- 

 tandolo a circa 15 mm. al minuto) e per ottenere ancora 

 più distinte le tracce delle singole oscillazioni pendolari 

 abbiamo accresciuta al massimo per noi possibile, (metri 

 3,36) la lunghezza del pendolo. 



Esaminando un diagramma dato dal microsismografo 

 a due componenti, si riconosce subito la necessità di ri- 

 costruire coi due tracciati che lo compongono, il vero mo- 

 vimento del pendolo, per potere rilevare la direzione delle 

 onde sismiche ; il diagramma quale è fornito dall'apparec- 

 chio non mostra che la successione e l'intensità delle varie 

 fasi, ma nulla più. 



Uno di noi ha tentato di ricostruire il movimento pro- 

 vocato da qualche terremoto e la prova tìnora meglio riu- 

 scita fu quella della ricomposizione della trajettoria del 

 pendolo del microsismografo, in corrispondenza alle prime 

 oscillazioni provocate dal fortissimo terremoto del Mar Caspio 

 della notte 8-9 luglio 1895. 



Si è riusciti neir intento coli' ingrandimento della fo- 

 tografia della prima parte del diagramma ; ma per ricom- 

 porre una decina di oscillazioni, si dovette lavorare pazien- 

 temente per molte ore, lottando contro forti difficoltà ed 

 incertezze. 



Il movimento sismico corrispondente all' intero dia- 

 gramma, ha durato a lungo; si può facilmente giudicare 

 quale lavoro sarebbe stato necessario per la composizione, 

 di un migliaio almeno di oscillazioni. Scoraggiati, si do- 

 vette abbandonare l' impresa, e venire alla conclusione che 

 mentre gli apparecchi registratori a due componenti oriz- 

 zontali, sono utilissimi, anzi necessari per ora, per stabilire 

 esattamente i tempi delle varie fasi dei movimenti, non 

 possono praticamente servire a dare una idea giusta dello 

 stato irregolarissimo di oscillazione nella quale viene por- 

 tato il suolo all' atto di un terremoto, sia questo vicino, 

 che lontano. 



Da ciò la necessità di porre accanto al microsismo- 



