[3] (209) 



apparecchi precisi e sensibili, senza richiedere troppe cure, 

 dovranno trovare facile collocamento in qualsiasi modesto 

 osservatorio. 



Nella circolare anzi citata del Comitato Internazionale, 

 parlandosi dei pendoli italiani è detto fra altro: 



« Durante le scosse fortissime questi pendoli produ- 

 cono dei diagrammi molto dettagliati, ma ad essi occorre 

 una lunghezza considerevole (10 m. e più) per indicare, 

 anche in questo caso, la prima fase delle perturbazioni. 

 Quanto alla seconda fase, essi danno per il momento, me- 

 glio del pendolo orizzontale, il disegno delle forti perturba- 

 zioni. » 



Data questa affermazione nonché quella del distinto 

 nostro sismologo dott. A. Cancani (9, il quale ammette che 

 i migliori apparecchi per lo studio dei movimenti del suolo 

 provocati da terremoti lontani sieno i sismografi a lunghis- 

 simo pendolo da lui costruiti sul tipo di quelli Agamennone, 

 credo utile presentare dei confronti fra i risultati ottenuti 

 in questi ultimi anni in Italia con pendoli mollo lunghi a 

 grande massa ed a piccola amplificazione, come quelli adot- 

 tati dall' ufficio Centrale di meteorologia e geodinamica e 

 quelli avuti coi pendoli corti a grande massa ed a foì^te 

 amplificazione quali sono i miei microsismografì. 



Questi ultimi funzionano negli Istituti di fisica delle 

 Università di Siena e di Padova (2), nell'Osservatorio ma- 

 gnetico di Verona e nell'Osservatorio Bastogi di Firenze. 

 Sono tanto convinto che la lunghezza di m. 1,50 del loro 



(1) A. Cancani. — Nuovo modello di sismometrografo a regi- 

 strazione continua. Bollettino della Società Sismologica Italiana, 

 voi. II, p. 62-65. 



(2) La descrizione particolareggiata del microsismografo non 

 è stata fatta; quella sommaria si ha nella pubblicazione n. 5. — 

 (Per brevità indico coi numeri progressivi le pubblicazioni alle quali 

 devo fare frequenti richiami nella presente nota; esse sono registrate 

 in ordine progressivo alla fine della presente Nota). 



M. 



