194 Dr. Kdrtiug, 



cip construiitcu Iiistrumenten gearbeitet hat: ich mciue die Mangel- 

 haftigkeit der Eiustellung des Objects, sowohl in Bezug auf die 

 Richtigkeit der Hohcrbewegung, als auf die Feststellung des object- 

 trageiideu Schlittens. Mathematisch genau ansteigende, von Ge- 

 staltanderung durch Tcmperaturdifferenzen uuabliangige Schliff- 

 flachen sind eben uicht herzustellen. Deshalb ist zur Objecthebung 

 eine Mikrometerschraube unter alien Umstiinden zuverlassiger. 

 Andererseits erschien gerade ftir den Zvveck pathologisch-anato- 

 mischer, und iiberhaupt solcher Untersuchungen , zu denen man 

 nicbt.die Zeit und Umstande aufwenden kann, die das Einbetteu 

 des Objects erfordert, die Klammerbefestiguug und die im Schlit- 

 ten gesicherte Messerfiihrung so vortbeilhaft, dass es geboten war, 

 sie beizubehalten. 



Von diesen Gesichtspunkten aus ist Zeiss's neues Mikrotom 

 construirt. Dasselbe hat in den Phasen seiner Entstehung mehr- 

 facher Priifung unterlegen, am langsten der des Herrn Hofrath 

 Midler, Directors des pathologisch-anatomischen lustituts der Uni- 

 versitiit Jena, Auch Ref. hat Gelegenheit gehabt, zu Einzelheiten 

 der Construction Vorschliige zu machen, doch sei besonders her- 

 vorgehoben, dass wesentliche Aeuderungen dadurch nicht bedingt 

 wurden — das Verdienst der Construction gebiihrt allein der oben 

 genannten, riihmlichst bekannten Firma. 



Das Mikrotom erlautert sich leicht an der Hand der Abbil- 

 dung. Auf breiter gusseiserner Fussplatte a, die auch mit Blei 

 ausgegossen geliefert wird, ist die Messingwand b aufgeschraubt. 

 Diese triigt rechts den gehobelten Schlitten c, auf welchem der 

 Messertriiger m 14 cm lang bewegt werden kann. Das Herabglei- 

 ten wird durch einen Schlitz d im Schlitten verhindert, in welchem 

 eine, von unten in den Messertriiger eingesetzte Kopfschraube sich 

 bewegt. Die Befestigung des Messers geschieht durch die Zug- 

 schrauben e und e', welche den Gritf desselben zwischen die passend 

 geschliffenen, tibrigens ganz glatten Flachen zweier Messingplatten 

 einklemmen. Dadurch, dass die obere Platte f sich um e wie in 

 einem Charnier nach links drehen lasst, wird die Klemme so ge- 

 oflfnet, dass man das Messer bequera aus- und einlegen kann. Das 

 Messer selbst ist mit Riicksicht darauf construirt, dass man es 

 leicht beim Abziehen handhaben und erforderlichen Falls auch zu 

 Schnitten aus freier Hand beuutzen kann. Es ahnelt am meisten 

 dem Messer von Fritsch. Zur Sagittalaxe des Objects lasst sich 

 die Messerschneide in Winkeln von 62 bis 24^ stellen. Da letzte- 

 rer Winkel, besonders bei sehr zarten Objecten, noch nicht die 



