Eiu ueues Mikrotora. 195 



Druckwiikuiig der Sclincidu in wunsclienswcrthem Grado ausschliosst, 

 so ziche icli fiir uiciii Instrument cin Messcr vor, dcssen Schneido 

 stunipfwinklig unter 150" vom Griff abgcht. Dieses liisst sich so 

 spitzwiuklig zum Object stellen , dass ich z. B. bei einem Probe- 

 object von 7 mm Durchmesser (Hullundermarkstiickchcn) 5 cm 

 der 7 cm langen Schneide des Mcssers hindurchzielien kann. Der 

 erwahnte Winkel betriigt danu 10". Die linke Seite der Wand 

 b triigt die zwiscben zwei Schieiien laufeude Platte g, an der die 

 Objectklammer befestigt ist. Die Hochbeweguug von g gescbieht 

 diirch eine iMikrometerscbraube mit getheilter Trommel h, derart, 

 dass eine voile Drehung der Trommel die objecttragende Platte 

 um 0,3 mm bebt. Theilung in 30 Grade regelt die Bewegung nach 

 Hundertstel des Millimeters. Die Klanmier i ist durcb einen Zapfeii 

 in dem an g unbeweglich befestigten Block k drehbar, so dass die 

 Schnittfliiche des eingeklemmten Objects mehr oder weniger horizon- 

 tal zur Messerschneide eingestellt werden kann. Die Druckschraube 

 1 lixirt die jeweilige Stellung. Starkes Herabdrehen der Klemme 

 erlaubt die Entfernung des Objects, ohue dem Messer zu nahe zu 

 kommen oder letzteres wegnehmen zu mussen. Auf Wunsch wird 

 neben der Objectklemme auch eine Btichse beigegeben, um zarte 

 Objecte eingiessen zu kounen. 



Einen gauz wesentlichen Vortheil des Mikrotoms sehe ich in 

 der Befestiguug der Klammer. Bei vollkommen gesicherter Fixi- 

 rung ist sie so weit abstehend, dass man eine Schale unter sie 

 stellen uud somit jeden iiberfliessenden Tropfen auffangen kann, 

 ohue die anderen Theile des Instruments, die Umgebung, Hitnde 

 etc. zu beuetzen. Hochst wichtig fiir Jemand, der in seiner Be- 

 hausung arbeitet. Ich bin durch diese Einrichtung im Stande ge- 

 wesen, liber hundert Schnitte in einer Sitzung unter fortlaufend 

 geregeltem Tropfenfall zu machen, ohne dass ein einziger der auf 

 die Objectflache gelangenden Tropfen auch nur das Charnier der 

 Klemme geniisst hatte. 



Nach eingehender Priifung an den verschiedenartigsteu , zu 

 diesem Zweck ausgesuchten , gehiirteten anatomischen Objecten 

 kann ich nur aussprechen, dass das Zeiss'sche Mikrotom ausser- 

 ordentlich brauchbar ist. Die Priicision der Einstellung, Messer- 

 fiihrung, Objectfixirung lasst nichts zu wiinschen ilbrig. In der 

 Sitzung der jenaischen medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesell- 

 schaft vom 19. December 1879 hatte ich Gelegenheit, das erste 

 fertig gewordene Instrument zu demonstriren. 



13* 



