846 C. Do elter, 



worden, insbesondere Barkevikit, Arfvedsonit, also Na-Horn- 

 blenden, aber dieselben erwiesen sich zumeist als nicht brauch- 

 bar, da infolge der großen Spaltfähigkeit die Platten zerbrachen 

 oder sofort zersprangen. Die zur Untersuchung geeigneten 

 Objekte sind daher leider nur auf wenige beschränkt. 



Die Platten, welche bei den Versuchen angewendet wurden, 

 hatten eine Dicke von 1 mm und Quadratform mit 10 mm 

 Seitenlänge. 



Die Disposition des Apparates ist eine ähnliche wie bei 

 den früheren Untersuchungen. Der Krystall befindet sich 

 zwischen den Platinelektroden im elektrischen Ofen und steht 

 einerseits mit einer Meßbrücke in Verbindung, mit welcher der 

 durch ein Induktorium erzeugte Wechselstrom die Messung 

 des Widerstandes gestattet, andrerseits kann nach Abstellung 

 des Wechselstromes durch eine Wippe die Verbindung mit 

 einem Akkumulator oder auch mit dem Straßenstrom (Gleich- 

 strom von 220 Volt) hergestellt werden und derart der durch 

 einen Widerstand reguHerbare Gleichstrom durch den Krystall 

 geschickt und dieser geladen werden. Bei der Entladung wird 

 der Krystall mit einem im Nebenschluß dieser Leitung befind- 

 lichen d'Arsonval'schen Spiegelgalvanometer verbunden, auf 

 welchem der Polarisationsausschlag ablesbar ist. Die Ladung 

 durch den Gleichstrom erfolgt durch 10 Minuten (oft auch 

 länger). Die Messung der Stärke des Ladungsstromes wird an 

 einem Milliamperemeter von Siemens & Halske abgelesen. Von 

 großer Wichtigkeit ist der Kontakt. Um guten Kontakt zu 

 erhalten, ist es zweckmäßig, die Krystallplatten zu vergolden. 

 Bei höheren Temperaturen, über 1060°, wird allerdings das 

 Gold abschmelzen, was aber, wie die Erfahrung zeigte, kein 

 Hindernis ist, da das Gold ja nur in minimalster Menge vorhanden 

 ist und daher auf das Platin keine Wirkung ausübt. 



Die Elektroden sind aus Platin und waren zuerst 

 keilförmig, oben 1 mm dick, unten V2 ^'^'"- Sie haben einen 

 quadratischen Umriß, entsprechend 1 cm'-. Im Verlaufe wurde die 

 Keilform nicht mehr angewendet, sondern solche Elektroden, 

 die parallele Flächen haben; die erwähnte Keilform sollte den 

 Zweck haben, das Pressen durch Glimmerplättchen kräftiger zu 

 machen, doch erwies sich dies nicht als nötig. 



