886 St. Kreutz, 



reflektometer nach Abbe-Pulfrich von Zeiß, dessen Halb- 

 kugel einen ßrechungsindex 1-8904 für Na besitzt, benützt. 



Seine Justierung und Zentrierung wurde nach den von 

 Viola angegebenen Methoden kontrolliert und der Fehler als 

 innerhalb der üblichen Fehlergrenze liegend gefunden. 



Der Brechungsindex des Glases wurde durch Einstellung 

 auf die Grenze der Totalreflexion Glas-Luft ('p = 31° 56' 20") 

 und von Glasprismen, an welchen der Brechungsindex vorher 

 mit der Prismenmethode bestimmt wurde, kontrolliert. Die 

 Differenzen der nach beiden Methoden erhaltenen Werte waren 

 rizO-0001, für die Brechungsindices von Quarz ergaben sich 

 um 0'0002 höhere Werte wie die von Mace de Lepinay. 



Nachdem die nach der Prismenmethode im Laboratorium 

 von Zeiß bestimmten Werte genauer bestimmt werden konnten 

 und die von mir erhaltenen Zahlen nicht viel von jenen diffe- 

 rierten, durch verschiedene Art des Schleifens (Halbkugel und 

 Prisma) die Brechungsindices aber schwerlich in merklicher 

 Art beeinflußt werden konnten, konnte der von der Firma 

 angegebene Wert als richtig angenommen werden. 



Für die Li- und Tl-Strahlen erhielt ich als Mittel 



log MLi = • 2737080 log uji = • 2794233. 



Der Ablesungsfehler du = A^ cos cp J(p (n = A^ sin rp) ist bei 

 kleinen Brechungsindices größer; begeht man bei der Ein- 

 stellung der Grenze einen Fehler von 30", so ergibt sich für 

 Glas -Luft Cf = 31 ° 56' 20") der Fehler zu 



§ = 0-00012 X 1-89 

 Glas-Wasser 48° 51' 20" der Fehler zu 



= 0-00010 X i-89 

 Glas— Hornblende (n = 1-7278, rp = 66° 08') der Fehler zu 



2 = 0-000059 X 1-89 



Zur Messung nach der Prismenmethode wurde das große 

 Goniometer Modell Fueß Nr. 1 sowie Fueß Nr. 2 benützt. 



Bei ganz kleinen Kryställchen wurde die Methode der 

 Immersion (Schröder v. d. Kolk) mit Hilfe der Becke'schen 

 Lichtlinie verwendet, wie es im Becke'schen Institut üblich ist. 

 Bei der Gleichheit der Brechungsindices des Minerals und 

 der Flüssigkeit im Na-Licht wird im weißen Licht beim Heben 



