888 St. Kreutz, 



Bei einer Doppelbrechung 7— a = 0-025, Plattendicl<e 

 0-020 mm, Trommelverschiebung / =r 5*00 ist 



A:; = 0-0025+0 -00025. 



Die Verminderung des durch die Dickemessung ent- 

 standenen Fehlers durch Anwendung von sehr dicken Prä- 

 paraten kann nur an durchsichtigen, sehr schwach doppel- 

 brechenden Substanzen angestrebt werden. 



Eine Fehlermöglichkeit liegt noch in der eventuellen Ab- 

 weichung der Fortpflanzungsrichtung der Strahlen von der 

 Plattennormale; besonders an sehr dicken Präparaten kann 

 man ein Wandern des Streifens leicht beobachten, wenn man 

 den Beleuchtungsspiegel seitlich stellt und bewegt. Diese 

 Fehlermöglichkeit hängt mit der Größe der angewendeten 

 Apertur zusammen, indem sie mit ihrer Größe steigt. 



Die hier bestimmten Doppelbrechungen differierten gewöhn- 

 lich um vier bis fünf Stellen der vierten Dezimale von den aus 

 den Brechungsindices abgeleiteten. Die Dickemessung läßt sich 

 aber oft auf O'OOl mm genau ausführen und der oben ange- 

 nommene Fehler gilt nur für besonders ungünstige Präparate. 

 Es wurde immer getrachtet, die Dicke genau an derselben 

 Stelle zu messen, für welche die Verschiebung des Kompen- 

 sationsstreifens beobachtet wurde. Die Brechungsindices waren 

 in der Regel bekannt. 



Die Dispersionsmessungen sind hier viel genauer ausführ- 

 bar wie die Messung der absoluten Größe der Doppelbrechung. 



Der durch die Dickemessung entstandene Fehler wird 

 jetzt sehr klein: 



du = dD, 



wo /■;, und />.' die Verschiebungen des Kompensationsstreifens 

 in verschiedenen Wellenlängen, C, C die Konstanten des 

 Instrumentes bedeuten. 



Wie man die Dispersion der Doppelbrechung mißt, ist in 

 B ecke's^ >> Optischen Untersuchungsmethoden II« ausführlich 

 behandelt. 



1 Denkschr. der kaiserl. Akad. der Wiss., LXXV, 1904. 



