489 



Ein neues Erhitzungsmikroskop 



C. Doelter, 



k. M. k. Akad. 



(Mit 3 Textfiguren.) 

 ("Vorgelegt in der Sitzung am 18. März 1909.) 



Im Jahre 1904^ beschrieb ich ein Krystallisationsmikro- 

 skop mit elektrischer Heizung. Dieses Heizmikroskop habe ich 

 nach demselben Prinzip umgestaltet, um es mehrfachen Auf- 

 gaben nutzbar zu machen und namentlich um das Photo- 

 graph ieren der Schmelz- und Krystallisationsvorgänge zu 

 erleichtern und um in einzelnen Fällen auch etwas stärkere 

 Vergrößerungen zur Anwendung zu bringen, sowie auch 

 das Arbeiten in verschiedenen Gasen mit demselben zu 

 gestatten. 



Die Heizung ist auch hier die elektrische, da bei Gas- 

 heizung niemals genaue Temperaturmessungen möglich sind, 

 weil ja in der Flamme die Temperaturen an verschiedenen 

 Teilen derselben so verschieden sind, daß konstante Tempe- 

 ratur nicht gut erreichbar ist, auch können damit so hohe 

 Temperaturen nicht erhalten werden.^ 



Das Instrument wird von der Firma C. Reichert in 

 Wien hergestellt und kann, wie erwähnt, zu verschiedenen 

 physikalisch-chemischen wie krystallographischen Unter- 

 suchungen verwendet werden. Durch Beigabe eines in den 

 Tubus passenden Verlängerungseinsatzrohrs wird es auch 



1 Diese Sitzungsberichte, Bd. 113, Abt. I (1904). 



2 Ein sehr schönes Heizmikroskop ist das der Firma Zeiß, von Sieden- 

 topf konstruiert; es hat jedoch Gasheizung und gibt auch keine hohen 

 Temperaturen; es dient hauptsächlich zum Studium der flüssigen Krystalle 

 (Zeitschrift für Elektrochemie), Bd. XII, 592. 



34* 



