490 C. Doelter, 



ermöglicht, nach Wegnahme des Ofens das Mikroskop für 

 die gewöhnlichen Zwecke zu gebrauchen. 



Die Aufgaben, welchen das Mikroskop gerecht werden 

 soll, sind insbesondere zweierlei Art: 1. Untersuchungen von 

 Krystallplatten, Schliffen u. dgl. bei Temperaturen, die 1000° 

 nicht übersteigen, wobei polarisiertes Licht zur Anwendung 

 gelangen soll; 2. Untersuchungen der Schmelz- und Krystalli- 

 sationsvorgänge bei zirka 1600°, insbesondere Bestimmung 

 von Schmelzpunkten, Erstarrungs- und Umwandlungspunkten. 

 Hierbei kann bis über zirka 1200° auch polarisiertes Licht 

 verwendet werden. Auch das Verhalten von Stoffen in ver- 

 schiedenen Gasen soll zur Beobachtung gelangen. 



Der prinzipielle Unterschied besteht darin, daß im ersten 

 Falle Sonnenlicht oder anderes künstliches Licht (Bogenlampe), 

 welches durch einen Polarisator polarisiert ist, angewandt 

 wird, während im zweiten Falle die Lichtquelle der glühende 

 Ofen und das Objekt selbst sind. 



I. Es könnte zwar für beide Zwecke derselbe Ofen ver- 

 wendet v^erden, doch ist es weit zweckmäßiger, da, wie unten 

 weiter ausgeführt, bei Verwendung des Ofens für höhere 

 Temperaturen eine stärkere Vergrößerung ausgeschlossen ist, 

 einen kleineren Ofen anzuwenden, der stärkere Vergrößerungen 

 gestattet. 



Von 700° an macht sich bereits das Eigenlicht .des Ofens 

 bemerkbar und ist es zweckmäßig, eine sehr starke Lichtquelle 

 zu verwenden; als solche dient eine elektrische Bogenlampe 

 mit kontinuierlichem Betriebe, bei welcher die Kohlenstifte sich 

 automatisch verschieben. 



Der Polarisator ist ein Nikol, der drehbar und ganz so 

 angebracht ist wie bei den für mineralogisch-petrographische 

 Zwecke dienenden Mikroskopen. Der Tisch des Mikroskops 

 ist drehbar und hat eine Kreisteilung. Außer einem aufsetz- 

 baren Nikol enthält der Tubus einen oberen drehbaren Nikol 

 und können darin die üblichen Gips- oder Quarzblättchen ein- 

 geschaltet werden. 



Von der bei neueren mineralogischen Mikroskopen häufig 

 angebrachten Vorrichtung, die beiden Nikols gleichzeitig zur 

 Drehung zu bringen, wurde Abstand genommen, da das Instru- 



