Neues Erhitzungsmikroskop. 



495 



widerstand von 53 ü hat 18 Drahtspiralen. Endlich befindet 

 sich auch dicht bei dem Instrument noch ein Ruhstrath'scher 

 Schiebewiderstand zur genauen Regulierung. Zwischen diesem 

 Widerstand und dem Ofen befindet sich eine Sicherung (3 Am- 

 pere für Ofen I, 5 Ampere für Ofen II), damit der Ofen nicht 

 übermäßig belastet, noch überheizt werde, wodurch die Heiz- 

 spirale versagen könnte. 



Fig. 2. 



Der Widerstand I gestattet, von 4^/^ zu 4^/^ ^ einzuschalten, 

 der zweite Widerstand 3, während der Schiebewiderstand 

 für eine Windung 0*65 ß ausschaltet. Man kann sich aber auch 

 mit zwei Widerständen begnügen, da der erste und der zweite 

 selbstverständlich zusammengezogen werden können. 



Vermittels dieser Widerstände kann man, wie die Erfahrung 

 zeigt, von 5 zu 5° die Temperatur progressiv erhöhen und 

 auch durch lange Zeit konstante Temperatur erhalten, was 

 insbesondere bei den Krystallisationsversuchen notwendig ist. 



