496 



C. Doelter, 



Die Stromstärke kann mit den Widerständen von Y20 ^^ 

 ^20 Ampere gesteigert, respektive verrmgert werden. 



Kühlung der Linse. 



Namentlich für stärkere Vergrößerungen, die insbesondere 

 bei dem kleineren Ofen I angewendet werden, ist eine aus- 

 giebige Kühlung der Linse notwendig, da diese in ganz geringer 

 Distanz von dem Ofen sich befindet. Die Kühlung erfolgt durch 

 ein die Linse umgebendes Wasserreservoir, welches in Fig. 8 

 abgebildet ist. 



Das Wasserreservoir steht in direkter Verbindung mit der 

 Wasserleitung und zirkuliert das Wasser so, daß es in A ein- 



Fig. 3. 



fließt und bei B ausfließt, je nachdem der Regulierungshahn 

 mehr oder weniger geöffnet ist, stärker oder schwächer; in C 

 ist ein Fenster, welches einen Einblick in den Ofen gestattet. 



Man könnte auch auf die Idee kommen, den Ofen oben von 

 außen zu kühlen; ich halte dies jedoch für unpraktisch und 

 komplizierter als die leicht durchzuführende Linsenkühlung. Die 

 Ofenkühlung wirkt der Erhitzung zu sehr entgegen und schafft 

 auch große Temperaturdifferenzen an verschiedenen Stellen 

 der Heizröhre, wodurch starke Strömungen in derselben ent- 

 stehen, was zu vermeiden ist. 



Das Objektiv besteht aus einer Chromglas- und Flintglas- 

 linse, welche nicht verkittet sind. Das Objektiv kann durch 

 einen Einsatz hinuntergeschoben werden bis an den unteren 



