Neues Erhitzungsmikroskop. 497 



Rand des Reservoirs; dadurch, daß kein Kitt verwendet wird, 

 kann man das Objektiv höheren Temperaturen aussetzen, so 

 daß man es ganz an den Rand des Ofens rücken kann. Dadurch 

 können stärkere Vergrößerungen angewandt werden. 



Vergrößerungen. 



Sehr starke V^ergrößerungen bedingen eine kleine Fokal- 

 distanz und dabei große Annäherung an das zu untersuchende 

 Objekt, was aber dort ausgeschlossen ist, wo dieses im Inneren 

 des Ofens sich befinden soll. Im Ofen I lassen sich selbst- 

 verständlich stärkere Vergrößerungen erzielen wie bei dem 

 hohen Ofen. Bei manchen Beobachtungen, insbesondere bei 

 der Bestimmung der Schmelzpunkte, sind größere lineare Ver- 

 größerungen auch nicht nötig; hier genügt eine solche von 20 

 bis 60. Bei der Beobachtung von Krystallisationsvorgängen ist 

 jedoch möglichst starke Vergrößerung wünschenswert, was 

 aber bei Anwendung von Ofen II nicht gut durchführbar ist, da 

 hier über 88 nicht gut hinausgegangen werden kann (bei aus- 

 gezogenem Mikroskoptubus), weil für sehr hohe Temperaturen 

 das Objekt nicht sehr weit von der Mitte der Heizröhre befestigt 

 werden soll. Die stärkste Vergrößerung, die ich mit Objektiv 1 

 und Okular 5 anwende, beträgt zirka 132; sie ist aber nur bei 

 Ofen I anwendbar. Indessen ist hier, wenn man nicht über 1000" 

 gehen will, ein stärkeres Objektiv anbringbar; das Objekt wird 

 etwas höher befestigt. Um stärkere Vergrößerung zu erzielen, 

 wird in den Mikroskoptubus ein Einsatzrohr mit stärkerem 

 Objektiv eingeschoben, also ein zweiter Mikroskoptubus, wo- 

 durch sich die Vergrößerungen von 100 auf 132, beziehungs- 

 weise von 66 auf 88 erhöhen. Für den kleineren Ofen lassen 

 sich sogar bei Objektiv 3 Vergrößerungen von 371 erzielen. 



Für Ofen II läßt sich mit Objektiv nur eine Vergrößerung 

 von 88 durchführen; doch genügen in vielen Fällen Objektiv 00 

 mit Okular 4, was 50 fache Vergrößerung ergibt. 



Will man zur Untersuchung von Krystallplatten die Tempe- 

 raturen von 300 bis 400° anwenden, so legt man das Objekt 

 auf den Ofen; in diesem Falle kann natürlich jede beliebige 

 Vergrößerung angewandt werden. Eine Kühlung des Objektivs 

 ist auch hier nicht nötig. 



