Neue Apparate u. s. w. 97 



seit der all zu schwerfallige Apparat Fkaunhofer's durch zweck- 

 raassig eingerichtete Instrumente — Spectrometer — wie Meyer- 

 stein, Steinheil u. a. construirt habeii , ersetzt ist. Dagegen ist 

 uicht zu verkennen , dass audi uiit diesen Instrumenten die Aus- 

 fiihrung der in Rede stehenden Messungen iiiuner noch ein um- 

 standliches uiid sehr subtiles Geschaft hleibt, welchem nur ein 

 geschickter Beobachter recht gewacbsen ist. Die Construction 

 dieser Spectrometer ist an sich schon ziemlich verwickelt; die 

 richtige Justirung der einzelnen Stiicke, welche theilweise bei jeder 

 Messung von Neueni ausgefiihrt werdeii muss, erfordert Mani- 

 pulationen, die auch fur einen Getibten liistig und zeitraubeud 

 bleiben. Die Messung selbst, d. i. die Ermittelung des brechenden 

 VVinkels und der Minimalablenkung, setzt sich aus niehreren un- 

 gleichartigen Operationen zusammen, welche bei einigen Construc- 

 tionen sogar unter wesentlich veranderter Zusammenstellung des 

 Apparates auszufuhren sind. Zu dem Allen kommt noch der Urn- 

 stand, dass schon die gewohulichsteii Bedurfnisse der Praxis, wenn 

 das praktisch so wichtige Element, die Farbenzerstreuung, in einer 

 nur Massigen relativen Genauigkeit erhalten werdeii soil, eine sehr 

 feine Kreistheilung nothig machen, welche wegen der dadurch be- 

 dingten feineren Construction anderer Theile die Handhabung sol- 

 cher Instrumente viel zu difficil macht, als dass sie alien Denen zu 

 gute konimen konnten, fur welche die Ausfuhrung genauer optischer 

 Maassbestimmungen von Nutzen sein wurde. In der That hat 

 denn auch die FRAUNHOFER'sche Methode ausserhalb der physi- 

 kalischen Laboratorien eine ausserordentlich geringe Verbreitung 

 gefunden. Die ausubenden Optiker namentlich behelfen sich in 

 der Mehrzahl nach wie vor mit viel einfacheren aber auch hochst 

 mangelhaften Verfahrungsweisen ; und eine fur die Optik sehr 

 wichtige Hilfsindustrie , die Glasschmelzekunst, — an deren Fort- 

 schritten mittelbar mehrere Wissenschaften lebhaft interessirt sind 

 — ist, wie es scheinen muss, von dem Beispiel Fraunhofer's so 

 gut wie unberuhrt geblieben '). 



1) Die Fabrikaiiton optischer Glaser cliaracteiisirou bis heute ihre Er- 

 zeugnisse, wie wenu sie zu Schiiisballast btstimmt wareu, durch das spocitische 

 Gewicht. Da hierbei di*' entscheidenden optischen Merkmale der Glasarteii 

 in ihren feineren Abstufungen vollig verhullt bleiben . so giebt es daranf bin 

 weder eine sichere Verstandiguug zwischen dem praktischcn Optiker und dem 

 Glasfabrikanten, noch hat dieser selbst in jenen Hestimmungon eine sicbere 

 Controle uber die Qualitat und die Gleichtormigkeit seiner Fiodukte. Vollends 

 aber ist jede Hoffnung ausgeschlossen, dass die Glasschmelzekunst — so iange 



Bd. VUI, N. F. I, 1. 7 



