ag Ernst Abbe, 



Noch fiir mehrere andere teclmische und wissenschaftliche 

 Interessen ist die Moglichkeit genauer Bestimmung der dioptri- 

 schen Constanten wohl nur wegeii der Beschwerlichkeit ihrer 

 Ausfuhrung beinahe unfruchtbar geblieben. So ist es keinem Zwei- 

 t'el unterworfen, dass Brechungsexponent und Dispersion fiir viele 

 Aufgaben der Teclmik, fur Unterscheidung und Priifung mancher 

 Substanzen u. dergl. recht wohl verwerthbar sein wtirden. Des- 

 gleichen ist durch zahlreiche Untersuchungen — von Landolt u. A. 

 — hinlanglich dargethan, dass diese optischen Constanten ver- 

 raoge ihrer Abhangigkeit von der chemischen Zusamniensetzung der 

 Korper fiir die Chemie eine ahnliche Bedeutung haben wie die 

 anderen physikalischen Merkmale, Siedepunkt, Dampfdichte, speci- 

 fische Warme u. dergl. Solchen Anwendungen gegeniiber kommen 

 vorwiegend die Hiilfsmittel zur Untersuchung fliissiger Korper in 

 Betracht; und man darf hoffen, dass eine wesentliche Erleichte- 

 rung dieser Untersuchung fur diese angefiihrten Gebiete nicht 

 ohne Folgen bleiben wird. 



Im Nachstehenden wird zunachst uber die Messung des Bre- 

 chungsexponenten und der Farbenzerstreuung mittelst Prismen ge- 

 handelt werden. — - Fiir die Combination der darzulegenden Be- 

 obachtungsmethode und des zu beschreibenden Spectrometers 

 sind folgende Riicksichten maassgebend gewesen: 



1) moglichste Vereinfachung des Instruments durch Besei- 

 tigung aller irgend entbehrhchen Theile; 



2) Leichtigkeit und Sicherheit der Justirung , mit dem An- 

 spruch, dass alle dem Instrument dauernd zugehorigen Theile, 

 einmal regulirt, ihre richtige Lage unverandert beibehalten , die 

 zu untersuchenden Prismen aber, was auch ihre Gestalt und Grouse 

 sein mag, durch wenige Handgriffe in die verlangte Stellung ge- 

 bracht werden konnen; 



kein rationelleres Verfahren Eingang gefunden hat - iiber bios hergebrachte 

 Ziele hinausgehen und selbstandig versuchen werde , dem Bedurfniss det 

 praktischen Optik nach neuen Glasarten entgegenzukommen. Wie die Theo- 

 rie auf das Bestimmteste nachweist, bangt die weitere Vervollkommnung der 

 meisten optischen Instrumento durchaus nicht ab von der Evzengung immer 

 schwererer Flintglaser, sondirn vielmehr von der Herstellung solcher Glasfliisse, 

 bei welchen der mittlere Brechungsindex und die Dispersion andere Ver- 

 bal tn is se haben als bei den gangbaren Arten von Crown und Flint. Wie 

 sollte aber ein Fortschritt in dieser Richtung moglich oein, wenn die Betheilig- 

 ten sich nicht in den Stand setzen, die optischen Merkmale im Einzelueu stu- 

 diren zu konnen? 



