Neue Apparate u. s. w. ,09 



3) ErmitteluDg aller zu einer vollstandigen Messung erforder- 

 lichen Data ohne jede Veranderung des Instruments ; 



4) Ermittelung der zur Dispersionsbestinimung erforderlichen 

 Data unabhangig von dei- Winkelniessung am Theilkreise , durch 

 eine einfache und leicht zu handhabende Mikrometervorrichtung, 

 damit die Kreistheilung nicht feiner, die Construction und der Ge- 

 brauch des Instruments nicht subtiler zu sein braucht als die 

 fiir die absoluten Werthe des Brechungsindex verlangte Genauig- 

 keit fordert; endlich 



5) bequeme Benutzung des Sonnenlichtes ohne die Htilfe 

 eines selbstthatigen Heliostaten. 



Die Grundlage des Beobachtungsverfahrens ist die von 0. 

 LiTTRow 'j erdachte Methode: die in das Prisma gelangten Strah- 

 len an der hinteren Prismenfiache im Innern der brechenden 

 Substanz so reflectiren zu lassen, dass die Richtung des Austritts 

 rait der des Eintritts zusamraenfallt. Auf Grund einer solchen 

 Combination wird es moglicli, die soust erforderlichen beiden 

 Stucke, Collimator und Beobachtungsrohr, ganzlich zu verschmel- 

 zen, indem man den liclitgebenden Spalt im Ocularfelde des Be- 

 obachtungsrohrs selbst anbringt und die eine Halfte desselben, 

 an Stelle eines Fadenkreuzes , zur Einstellung der Bilder ver- 

 wendet. Diese Einrichtung, in Verbindung mit einer bequemen 

 Mechanik zur Application und Justirung der Prismen und mit 

 einem Mikrometerapparat zur Messung kleiner Winkelunterschiede, 

 eriaubt den oben geltend gemachten Anforderungen in vollem 

 Umfang zu geniigen. 



Im zweiten Theile dieser Abhandlung wird ferner eine Me- 

 thode entwickelt, welche den Brechungsexponenten und die Disper- 

 sion von Fliissigkeiten ohne die Messung prismatischer Ab- 

 lenkung und demnach ohne Hilfe eines Spectrometers zu bestimmen 

 gestattet, und zwar in einer Genauigkeit, welche das mittelst des 

 Hohlprismas zu erreichendcn nicht wesentlich nachzustehen braucht. 

 — Wenn schon die Yereinfachung, welche das hier beschriebene 

 Spectrometer fiir dioptrisclie Messungen herbeifuhrt, auch der Mes- 

 sung an einem Hohlprisma ungeschmiilert zu gute kommt, so ist 

 dadurch doch noch keineswegs diejenige Erleichterung erzielt, die 

 man im Hinblick auf die oben erwiihnten Anwendungen wiinschen 

 miisste. Die Verwerthung dioptrischer Maassbestimmungen fiir 



1) Sitzuugsber. der math. - phys. (I. il. Wioner Akad. XLVll, 2, ^>. 26. 

 Vergl. Steinheil, bitzuiigsber. d. Miiuclnuor Akad. 1863, 1, S. 47. 



7* 



