jQQ Ernst Abbe, 



technische Zwecke und als Hilfsmittel der chemischen Unter- 

 suchung wird iiicht erheblich gefordert sein, so lange sie ange- 

 wiesen bleibt auf den Gebrauch eines wenig handlichen Instruments 

 und so lange jede einzelne Messung wenigstens drei Einstellungen 

 und drei Theilkreis - Ablesungen niit einer nachfolgenden , wenn 

 auch leichten Rechnung notbig macht; gar nicht zu gedenken der 

 Hindernisse, welche viele fltissige und halbfliissige Substanzen der 

 Beobachtung in einem Hohlprisma entgegen setzen. — Sehr viel 

 weiter gehenden Anspruchen an die Vereinfachung des Apparates 

 und an die Abkiirzung der erforderlichen Operationen kann aber 

 in der That bei Flussigkeiten geniigt werden, wenn die ganze Mes- 

 sung gegriindet wird auf Beobachtung der Totalreflexion , welche 

 die betreffende Fliissigkeit, in sehr diinner Schicht zwischen Pris- 

 men aus starker brechender Substanz eingeschlossen, an durch- 

 fallenden Strahlen ergiebt. Ich habe diese Methode — welche 

 mittlerweile iibrigens, in anderer Art angewandt, auch von Chri- 

 stiansen') angegeben worden ist — seit dem Jahre 1869, zuerst 

 zur Bestimmung von Balsamen und Harzen, benutzt und zu ihrer 

 bequeraen Anwendung besondere Apparate — Refractometer — 

 construirt, durch welche es moglich gemacht wird, bei jeder flus- 

 sigen Oder halbflussigen Substanz den Brechungsexponenten und, 

 wenn nothig, auch die Dispersion durch die allereinfachsten 

 Manipulationen zu bestimmen. Dabei geniigt ein einziger Tropfen 

 der betreffenden Fliissigkeit, die in dickeren Schichten beliebig 

 undurchsichtig sein kann. Die ganze Beobachtung besteht in 

 einer einzigen kunstlosen Einstellung und in der nachfolgenden 

 Ablesung an einem Gradbogen oder an einer Mikrometerscala, 

 welche Ablesung den gesuchten Brechungsexponenten unmittelbar, 

 d. h. ohne jede Rechnung ergiebt. 



Im Folgenden gebe ich die ausfuhrliche Beschreibung dieses 

 Refractometers in drei von einander abweichenden, verschiedenen 

 Zwecken angepassten Formen ^j. 



Schliesslich sei noch bemerkt, dass a lie in diesem Aufsatz 

 beschriebenen Apparate in der optischen Werkstatt des Herrn C. 

 Zeiss in Jena zu wiederholten Malen ausgefuhrt und die mei- 

 sten davon auch schon seit einigen Jahren, sowohl von mir wie 

 von Anderen, im wirklichen Gebrauch erprobt worden sind. 



1) Poggendoeff's Annalen, Bd. CXLIII, S. 258. (1871). 



2) Eine kurze Mittheilung uber diese Instrumente hat schon auf der 45. 

 Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Leipzig statt gehabt und 

 ist aus deren Sectionsberichten in einige Zeitschriften ubergegangen. 



