Neue Apparate u. s. 



101 



Fig. 1. 



Die Bestimraiing; der dioptrischen Constanten mittelst 



Prism en. 



1. Das Priucip der Beobachtungs-Melhode. 



Die Grundidee, auf welch er die darzulegende Beobachtungs- 

 methode beruht, und welche in dem zu beschreibenden Instrument 

 realisirt ist, erlautert sich durch folgende Betrachtung. 



Sei A B (Fig, 1) ein Prisma 

 mit einem brechenden Winkel « 

 und stelle 5 ein Biindel paralleler 

 Strahlen von einerlei Brechbarkeit 

 vor, welches in der Ebene eines 

 Hauptschnittes verlaufend, mit der 

 brechenden Flache B einen sol- 

 chen Einfallswinkel ^ bildet, dass 

 die gebrochenen und in das 

 Prisma eintretenden Strahlen die 

 zweite (hintere) Flache A gerade 

 senkrecht treffen. — Soil diese 

 Forderung erfuUt sein, so muss 

 der Winkel, den die gebrochenen 

 Strahlen im Innern mit dem Ein- 

 fallslothe bilden, dem brechenden 

 Winkel a gleich sein und demnach, wenn n den Brechungsindex 

 vorstellt, der Einfallswinkel ^ der Bedingung geniigen 



sin (i=:z n. sin « 



— was so lange immer moglich ist, als n. sin a < 1, d. h. so 

 lange « kleiner als der Grenzwinkel der totalen Reflexion fiir das 

 betreffende Medium genommen wird. 



Diese Verhaltnisse als hergestellt angenommen, wird das in 

 das Innere des Prisma's eingetretene Bundel paralleler Strahlen 

 an der hintern Flache A in der Richtung der Normalen reflectirt 

 und tritt nach wiederholter Brechung an der Flache B wieder aus 



— offenbar in genau derselben durch den Winkel ^ fixirten Rich- 

 tung riickwarts verlaufend, in welcher die Strahlen vor der ersten 

 Brechung anlangten. Ist nun, wie in der Figur angedeutet, das 

 Strahlenbiindel erhalten durch Vermittelung eines Fernrohrobjectivs 

 ./, in dessen Hauptbrennpunkt F ein leuchtender Punkt angebracht, 



