Neue Apparate u. s. w. 1Q5 



Winkel d unci kehrt daher nach der Reflexion zuruck zur Flache 

 B unter eineni Einfallswinkel 



ti zzza -\- d. 

 Da nun der Austrittswinkel (i' zzz (i -\- dfi durch die Bedingung 



sin (i' =z. (n -\- dn) sin a 

 bestimmt ist, so folgt, unter Beriicksichtigung der vorausgehenden 

 Gleichungen und unter Vernachlassigung der Glieder hoherer 

 Ordnung, schliesslicli 



d(i==2 '"'''.dn 

 cos (i 



Das so bestimmte d(i ist aber der Winkel, den die nach der 



Reflexion aus dem Prisma austretenden Stralilen der betreffenden 



Farbe mit der Axe des Collimators bilden, welcher Winkel dem- 



nach, wenn er fur die dem Werthe n entsprechende Farbe Null 



ist, fill' die starker brechbaren Strahlen nach der einen, fiir die 



schwacher brechbaren nach der andern Richtung bin in dem Maasse 



stetig wachst, als die Abweichung in dem einen oder dem andern 



Sinne zunimmt. Das Dispersiousphanomen tritt daher bei der 



hier betrachteten Combination ganz in der gewohnten Form auf. 



Das Objectiv des Fernrohrs, indem es die Strahlen von verschie- 



dener Richtung in verschiedenen Punkten der Focalebene vereinigt, 



entwirft eine Reihe neben einander liegender farbiger Bilder des 



lichtgebenden Spaltes, welche ein dem Hauptschnitte des Prismas 



parallel sich erstreckendes, je nach den Umstanden continuirliches 



Oder discontinuirliches Spectrum bilden. Von diesem Spectrum 



fallt auf die Fortsetzung des lichtgebenden Spaltes stets diejenige 



Stelle, deren Strahlen die zweite Prismenflache ira Innern des 



Prismas genau senkrecht treff"en, deren Brechungsindex also durch 



den Werth 



sin S 



wzr: - -~ 



sin a 



bestimmt ist. 



Durch das Vorstehende ist das Verfahren zur Bestimmung 

 des Brechungsexponenten fur Strahlen einer bestimmten Farbe 

 in der Hauptsache hinreichend bezeichnet. 



Wird das zu untersuchende Prisma auf einem um eine ver- 

 ticale Axe drehbareu Theilkreis so angebracht, dass die brechende 

 Kante dieser Drehungaxe genau parallel steht, und das Collimator- 

 Fernrohr von der oben betrachteten Einrichtung in unverriickbarer 

 Lage mit dem festen Theil des Stativs excentrisch verbunden, in 

 der Art, dass seine optische Axe senkrecht zur Drehungsaxe des 



