Neue Apparate u. s. w. 107 



dem Winkel « eiu solches mit dem Winkel 2« fiir durchgehende 

 Strahlen substituirt wird, kanD eben so leicht nachgewiesen werden. 



2. Bescbieibuug des Spectrometers. 



Das Vorstehende giebt das Schema, nach welchem die vveseiit- 

 licheii Theile des Apparates sich anordneii. mid zugleich die Grund- 

 zuge des Beobachtungsverfahrens. Zu erortein bleibt, ausser den 

 Einzelheiten der technischeii Ausfuhruiig, Einrichtuug imd Gebrauch 

 etlicher Hilfsapparate . welche theils zur sichern mid bequemen 

 Orientirmig der verschiedenen Theile, namentlich des Prismas 

 nothig sind. theils zur Erreichung grosserer Scharfe, zumal fiir 

 die Dispersionsmessmig . dieiien. Alles dies verbindet sich am 

 Einfachsten mit der Beschreibung eines wirklich ausgefiihrten In- 

 struments, welche denn unter Beihilfe der nach einer Photographie 

 gezeichneten Abbildung, auf Tafel IV, hier zunachst folgen mag. 



Ein gusseiserner Dreifuss J tragt, wie bei jedem Theodolith, 

 die Bttchse, in welcher der Verticalzapfen eines (scheibenformigen) 

 Theilkreises B sich dreht und, mit dieser Biichse verbunden, ein 

 T-formiges Metallstuck C auf dessen beiden einander gegentiber- 

 stehenden Arraen die Nonien /' befestigt sind, wiihrend an das 

 Ende des dritten ein nach oben gabeltormiger Trager D senkrecht 

 angeschraubt ist. In dieseni hangt zwischen zwei starken Schrau- 

 benspitzen, c, die durch Gegenmuttern festgestellt werden konnen, 

 das Colhmator-Fernrohr J. Es wird in hoiizontaler Lage gehal- 

 ten durch einen nach unten gehenden Arm A', dessen Ende luit- 

 telst einer ReguUrschraube d gegen die Vorderflache des Tragers 

 D sich stutzt. Der geranderte Kopf der Regulirschraube steht» 

 der Hand des Beobachters leicht zuganglich, frei vor und niacht 

 es bequem, wahrend des Durchsehens die Neigung des Rohrs zu 

 verandern, wahrend eine Zugschraube e die Stellung nach vollbrach- 

 ter Kegulirung auch vollstandig zu tixiren erlaubt. Diese Befesti- 

 gungsweise hat sich als ebenso sicher wie bequem erwiesen. Selbst 

 wenn das Rohr zum Zwecke leichterer Verpackung des Instruments 

 nach dem Gebrauch abgenommen und spater wieder eingehangt 

 wird, stelit sich die richtige Lage der Axe so genau, als fiir die 

 Messungen iiberhaupt nothig ist, von selbst wieder her, wenn man 

 die Vorsicht gebraucht, die Regulirschraube inzwischen nicht zu 

 verstellen. 



Was das CoUimator-Fernrohr anlangt, so ist bei Ausfiihrung 

 der oben im Allgemeinen erorterten Einrichtung darauf Bedacht 

 genommen, das Gesichtsfeld des Oculars moglichst frei zu halten, 



